jpo OBSERVATIONS SUR LA PUVSIQI/E, 



ce fluide vient fe rendre dans le refervoir , s'y tient dans fa quantity con- 

 vcnable , fa furabondance fe dechargeanc dans iin vafe ou tuyau. 



Si ie niveau ne change point dans un pareil inftriiment , lorfque le 

 mercure defcend.il change lorfcjue le mercuie monte. L'efFet eft done in- 

 complet ; d'ailleurs cet inftrumenc exige que I'Obfetvateur reverfe de 

 temps en temps dans le refervoir la quantite de mercure qui s'eft ecoule 

 dans le tuyau ou vafe de decharge. 



Nota. Je me crois difpenfe de patler de quelques autres inventions qui 

 fe rapportent a cette derniere , & qui ont des inconvenients analogues. 

 Tels Ibnt les barometres a doubles cuvettes, que Ton fait plonger I'une 

 dansl'autre; tels font encore les moyens mecaniques imagines pour con- 

 noitre les changements qui ont eu lieu dans la ligne de niveau pendant 

 I'abfence de TObfervatwir, 



§. III. Defcr'iption dii Baromhn a niveau conflant. 



Un barometre a niveau conllant feroit celui qui fe corrigeroit de lui- 

 meme, foit dans I'afcenfion, foit dans la defcente du mercure. 



II faudrojt pour cela que ce relervoir fe teniplit & fe vuidat tour-t-tour 

 de la jufte quantire & a I'inftant precis ou la variation dans la colonne 

 auroit iieu. Voila ce que fait finrtrument reprefente dans la figure l"'. 



AAA eft un barometre ordinaire ou d'une feule piece, auquel tient 

 un rdfervoir quelconque. On peut donner un tres-petit diametre a ce re- 

 fervoir, 



BB eft une ligne ponifluee, repr^fenrant le niveau. 



Cette ligne de niveau fera prife du point oii fe trouve le mercure ,IorC- 

 qu'on le fait monter a fon plus hant degre d'elevation , & meme a 2cj pouces 

 de I'echelle de graduation, quoique dans nos climats il ne monte jamais 

 fpontanement julques-la. 



C. Appendice ou tube foude a bn cot^ de refervoir. Ce tube eft plae6 

 dans la diredtion de la ligne de niveau , ic on lui donne une legete incli- 

 naifon de bas en haut. 



Effets. 



On congoit que le mercure, dans fa defcente , ne peut fe rendre dans Je 

 refervoir , fans refluer auflitot dans I'appendice. 



Le mercure remontet-il dans le tube , la meme quantite revient d'elle- 

 meme de I'appendice dans le refervoir. 



La furface du .mercure contenu dans le refervoir ne peut done s'elever 

 dans rabailTement de la colonne de mercure, ni s'abaifTer dans ]e cas 

 oppofe. Le niveau ne change jamais , parce qu'il n'y a jamais dans le refer- 

 voir ni plus ni moins de mercure dans un temps que dans un autre. 



