SUR L'HIST. NATVRELLE ET LES ARTS. jjt 



Nofa. Je n'ai pas befoin d'obferver que cette invention convient a des 

 barometres a cuvette. 



Elle fcroit audi avantageufe aux barometres renverfes Sc a cadran. If 

 faudroit, dans ces dernicrs inftrumenrs , placer I'appendice a leur partie 

 fuperieure. Aiiifi , je confcille d'cn ajouter iii;c au barometrc dope on voit 

 la forme dans la defcription de mon Barumctrograplu. ( Voyez le Journal 

 de Pliydque pour I'annee 1780 , mois de Novembre , Planche II, 

 letcres PPP. 



Remarque fur tincllnaifon de V Appendice. 



L'inclinaifon de I'appendice eft necefTaire pour que le mercure revienne 

 dans le relervoir , & cette inclinaifon femble devoir donner lieu a un chan- 

 gement dans la ligne de niveau; changement tres-petit, dont je n'ai pat 

 fait mention, parcc que Ton peut I'evaiuer d'une maniere tres-commode 

 & non moins exadle. 



Jefuppofe, par exemple , que I'appendice ait I ligne d'inclinaifon , le 

 niveau changera de I ligne dans la plus grande defcente du mercure, jc 

 veux dire dans celle de 3 pouces; variation extreme, qui n'a jamais lieu 

 dans nos climats, Ce feroit done un trente (ixicme d'erreur danscc cas ex- 

 traordinaire , fi I'on n'y faifoit nuUe attention. 



Dans les petites variations , I'erreur ne feroit point fenfible ; & meme , 

 dans les moyennes variations , je ne fais fi Ton devroity avoir egard. 



Mais des erreurs que I'on peut evaluer pat i'inftrament, ne lont pas des 

 defauts danscet inrtrunient. 



Nota. Si I'appendice avoit 2 ou 3 lignes d'inclinaifon , le changement 

 dans la ligne de niveau deviendroit un objet de conlideration. Par exem- 

 ple, dans le cas ou I'appendice feroit ir.clinee de 3 lignes , il v auroit un 

 douzicme par pouce de corredion a faire fur i'echelle des degres ; mais uii 

 pareil inftrument fcroit mal fait. 



Article II. Baromhre propre a mefurer la pefantenr de Cair dans Us 

 ptofondeurs inacceJJibUs. 



Cet inflrumenr eft le barometre a fvphon, auquel j'adapte une appen- 

 dice au fommet de la grande branche & au degre jpde I'echelle. 



L'appsndice aura ou le niemc diamctre que le tube , ou un diametrc 

 plus petit, mais d'une proportion connue avec celui du fyphon. 



J'ai donne arbitrairement une longueur de 6 pouces a i'appendice : on 

 I'augmentera d'autant plus, qu'on aurade plus grands efFets a obtenir; c'eft- 

 a-dire , qu'on aura de plus grandes ptofondeurs a mefurer. ^qyej la 

 figure 2. 



AAA. Barometre a fyphon. 



Tomt XXII, Part. 1, 1783. MAL D d d 2 



