.^' 



392 OBSERVATIONS SUR LA PHYSTQ^UE, 



B.Appendice. Son inclinaifon forme un angle qu'on peut rendre plus 



Ufage & Effas. 



Quand on voudra fe fervit de I'inftrument , Ton verfera in mercure 

 dans la petite branche ou branche inferieure du fyphon , jufqu'a 

 cequecefluide monre dans la grande branche au degre 2p , c'eft-a-dire , 

 jufqu'a ce qu'il fe trouve an niveau de I'appendice. 



Cette operation tdite, fi Ion defcend le barometre dans i?ne profon- 

 deur, la prelUon de Tairaugmentant graduellemenr ^ agilfant de plus eiv 

 plus fur le mercure , tendra a le faire inonrer dans la grande branche ; 

 mais , a mefure que le mercure montera , il fe repandra dans I'append'ice. 

 Ce qui f?ra tomtede mercure ,indiquera la pefanteur de fair dans la pro- 

 fondeur. 



Je fuppole , par exemple, que j'aie defcendu I'inftrument dans im puits 

 de dix toifes. Je le retire Si je trouve dans I'appendice tine denii-ligne de 

 mercure. J'en conclus que fair interieur du puits a la mcrae pefanteur que 

 I'air atmofpherique (1). 



Si fair du puits eijt ete phis pefant , la quantite de mercure tombe 

 dans I'appendice cut ete plus confiderable ; elle eut ete moindre fi I'aif 

 eur ete inoins pefant (2). 



On voir que la mefure de la profondeur eft connue par la cordc qui ferc 

 a defcendre le barometre , & la pefanteur de fair par la quaiuite de mer- 

 cure qui fe trouve dans I'appendice. De la comparaifon de ces deux 

 chofes refuite la decouverte de la troideme que Ton cherche , c'cft.a-dire , 

 que I'orf conclut d'une maniere tres-<;ure que fair d'une profondeur pefe 

 plus ou moins que fair de I'atmolphere (3). 



Premlhrc rcmarque fur VAlr atmofpherique pris pour icrme. di comparaifon. 



Mais celui-ci a-t-il une pefanteur fixe &: invariable, dont on puiffe partir 

 pouretablir les comparaifons dont il s'agi: ? 



(1) Je coinpte ici dix toifes par demi-ligne , parce que le barometre .1 fyphon ne 

 fait que la moitie Jes variations du barometre a refervoir. 



(i)L'airdc certains puif; , de quelqiies minos & autres profonJeurs , eft bien plus 

 charge que I'air atmofphcrique.il iclidte dcs oblervations faiies par M. Dfltic dans Its 

 mines du Hartz, qu'on doit compter environ 14 roifes pir lignepour les mefuresdes 

 profondeur';, en (I- fcrvant du barometre ordinaire ou .i rcfevvoir. 



II eft des profondeurs on I'air eft d'une pefanteur on d'une legeri'te extreme , & fi dan- 

 "ereux , que I'on ne peut y penetret, C'eft pour connoitre ccsquilites , que le barometre 

 a appendice eft (ur-tout fait , & qu'il dcvien Iroit fcuvent indifpi.-nl"ible. 



(^) Si Ton vouloit avoir des etfets ties-feii(ibles & former de grandes divifians luc 

 rechelle de I'appendice , Ton Jonneroit a cette appen.lice moins de diamctre qu'au fy- 

 jhon. Ainfi , fi I'appendice a la moitie du diametre du fyphon , elle s'emplita de 1 lig. j 

 orfijue le fyphon y vetfera uue demi-ligne de mercure. 



Ic 



i 



