SUR L'MIST. NATUREILE ET LES J RT S. jjj 



Je fuis eloigne de le penfer , quoiqiie ce que je vicns de dire fembJe 

 rinlinutr. Je prends la pelaiitcur dc I'air atiiiofpher.que pour terme de 

 comparaifon , en atccndunt que I'on en ait trouve un plus exaift. Ce tra- 

 vail eft encore a faire , & il eft a fouhaiter que quelque Phyficien s'en 

 charge pout donner a la Meteotologie un degre de perfedion qui lui 

 manque. 



Siconde remarque fur la mani^re dc graduer t Inflrumcnc. 



A mefiire qu'on defcend le barometre en queftion , la quanti'e totals 

 de mcrcure diminue ( celle qui tombe dans I'appendice devanc etrc 

 detalqaee ) , tandis que la pefantcur & la quantite de la colonne de I'ait 

 augnienre. 



Le rapport entre ces deux puifTances vatie done par des degres pro* 

 portionnels , & qui merirent I'attention des Phyliciens , qui vuudroienc 

 conftruire une echelle evaifle pour I'inftriiment propofe. 



Je crois que la methode niecanique ou de tatonnement doit etre em- 

 ployee ici concurreinnient avec la methode tationnelle, 



Trolficmc remarque fur I'l/fige de Clnjlrumenl, 



Pour faire ufage de ce barometre a appendice , il faudra trouver fc 

 moyen de le defcendre fans lui faire eprouver de fecoufles. 



Je laifTe imaginer une machine qui remplifle parfaitement cet objet; il 

 faudra d'ailleur? prendre des precautions fur lefquelles je nai pas delTein de 

 m'etendre. Je prefente men inftrument comme execute & sur \ s'il peut 

 fervit aux Phyliciens , ils i.'auront pas de peine a trouver I'artdele manier. 



Voici fculemenr a ce fujet quelquts indications. 



Un pareil barometre pourroit etre attache a une corde tres-unie , enve- 

 loppee fur un rouleau que Ton teroic mouvoir doucement par un levier 

 ou une manivelle. 



II feroit meme bon , pour rendre le devcloppement de la corde plus 

 doux, d'ajourer une poulie a ce petit appareil ; c'eft-a-dire , de faire palTer 

 la corde du rouleau fur cette poulic qui lui feroit paraiiele, 



Voici encore un moyen qui m'a ete indique par M, de Lamanon , & 

 qui me paroir fort bon. 



Avant de defcendre le barometre dans une profondeur , i-'on fermera 

 avec un bouch on la petite branche du fyphon ; le bouchon fera affujetti 

 par un rcfTort qui tendra a le foulever ; enfin un poids pendant & attach^ 

 a une corde contier.dra I'effort du reffort. 



Suppofons a prefcnt que I'on defcende le barometre ainfi prepare dans 

 une profondeur quclconque •, lair n'aura aucune adion fur le mercure , 

 tant que dureta la dcfcente : mais I'iiiftiunient ne feia pas plutoc aiiiv^ ap 



