39i OBSERFATIO NS SUR LJ PHYSiqUE, 



fond de la profondeut , que le poids appuyant a terre perdra fa pefan- 

 teur, & quele bouchon cedant au reffort fera fouleve. Lc poids oe J'air 

 agira 6c Ton con^oit le refte. 



Quand on redrera I'inftiument de la profondeur, le reffort preflant de 

 nouveau furle bouchon , refermera I'ouverture du barometre , &c. 



Quatr'dme rernarquefar /es Thermomhres a appendices ou a fachcts imagines 

 par MM. Jean Bernoulii & Krajf, & idee d'un Baromhtre fait fur ces mo- 

 dules. Seroit-il propre a mefurer la profondeun inaccefJibUs ? 



Dans la differtadon fur la comparaifon des thermometres par M. J. H. 

 Vanf\vinden,page -zy^j. & fuivantes. Ton voir la defcripdon des thermo- 

 metres a petittfs appendices imaginees pat -MM, Jean Bernoulli & 

 Kraff. L'ou voit audi dans le menie ouvrage les figures de ces inftrumens. 



Ces thermometres fembient pauvoir fervir de modele a un barometre 

 propre a mefurer fair dans des profondeurs inaccefllbles. 



Pour avoir I'idee d'un barometre de cette nature , il fuffit de concevoir 

 qua la place de I'appendice de la figure troifieme , d.'puis le degre 2p 

 jufqu'a Textremite du tube , on a foude de petits tubes tres courts les 

 plus ptcs pollibles les uns d:;s autres, a une ligne par exemple de dif- 

 tance, 



II faudroit que ce barometre eut un grand refervoir,ou une appen- 

 dice d'un fort diamctre attachee a fa cuvette. 



II eft evident que C\ Ton defcend un pareil inftrument dans une pro- 

 fondeur quslconque , le morcure ne pourra monter dans le tube fans 

 remplir les fachets ou petires appendices : on voit aulE que le refervoir 

 fourniffant toujours de ce fluide, la ligne de niveau feroit iujette a chan- 

 ger beaucoup, fijComme jel'ai dit, on ne joignoit une appendice a ce 

 refetvoir. 



L'operation faite , c'eft-a-dire , lorfqu'on aura fait remonter I'inftru- 

 ment, les fachets ou petites appendices qui feront remplies de mercure , 

 indiqueront la hauteur jufqu'a laquelle fe fera elevee la colonne du fluide. 



Quoiqu'un tel barometre fut bien plus fidcle que les thermometres 

 imagines par les Phyficiens que j'ai nommes ( ces thermomerres ayant 

 des defauts effentiels qui ont eta indiques dans I'Ouvrage cit^ ci-deffus ) , 

 il ferpic extremement imparfair. 



Remarquons d'abord que le barometre a petites appendices eft un inf- 

 trument que j'ai tente en vain de faire executer. Je ne crois gueres poffible 

 de rendre ces appendices audi petites qu'il feroit neceffaire , & de les atta- 

 cher a un tube tres-pres les unes des autres ( a une ligne de diftance , pat 

 exemple ). Ce n'eft pas tout , & dans ce cas-la meme , on n'auroit la 

 mefure des profondeurs qu'a environ dix toifes pres. Combien cec inftru- 

 ment ne oianquetoit-il pas de juftelTe ! ' 



