3$6 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



L'opetateur fermera de nouveau I'orifice du barometre avant de defcen- 

 dre la montagne ; ou s'il I'aime mieux, & ce qui feroit plus aife, il mar- 

 quera avant (on depart fur le tube de I'appendice , la quantite de met- 

 cute qu'il y verra contenue. 



Article IV. Explication de la figure ? , laqudlc reprefente un Barometre 

 mixie , qui a la douhlt propriite de conferver la menu llgne de niveau , & 

 de mejurer la pefanteur de I' air dans la profondeun inaccejjibles, 



li fuffit de jetter un coup-d'oeil fur la figure 3 , pour connoicre la 

 conftrudtion du barometre a appendices mixtes. 



I*. L'appendice fuperieure dans ce barometre eft placee plus haut que 

 dans celui de la figure 2 ; je la mets pour plus de surete & de commo- 

 dite k quatre pouces au-deflus du dcgre ap de I'echelle. 



2°. L'appendice inferieure eft placee comme dans le barometre de la 

 figure I ; elle fe recourbe de bas en h.iut a fon extremite , Si fon orifice 

 doit ctre 6vafe pour recevoir un bouchon. 



3°. Le refervoir eft prolonge perpendiculairement par un tube de fix 

 pouces de baureur ( on pent lui en donner davantage ) : ce tube a un 

 diametre egal au diametre du grand tube du barometre. 



AAA. Barometre, 



B. Appendice fuperieure placee a ■j] pouces de hauteur. 



C. Orifice recourbe de l'appendice infecieure. 



D. Prolongement du refervoir , & fon elevation perpendiculaite. 



Efeis. 



Ce barometre etant compofe des deux que nous avons decrits articles 

 premier &: fecond , a les proprietes de I'un & de I'autre. 



Son appendice inferieure lui fait conferver fa meme ligne de niveau , 

 Sc fon appendice fuperieure le rend propre a mefurer la pefanteur de 

 Fair dans les profondeurs inaccelUbles. 



Pour etre employe a ce fecond ufage , il exige une legere preparation. 



On commencera par boucher I'orifice recourbe C. de l'appendice infe- 

 rieure. On verfera enfuite dans le tube D. ou prolong ment du .-efervoir, 

 aflez de mercure pour qu'il s'eleve dans le barometre jufqu'au niveaii de 

 l'appendice fuperieure. 



On pourra alors operer aveccet inftrument comme avec le barometre a 

 fyphon de la figure 2, puifqu'il n'en difterera plus eflentiellenient; ce fera 

 un vrai barometre a fyphon. ^ 



Noea. Les machines ci-delTus expliquees font d'une conftrudlion fi fim- 

 ple & fi taciie , qu'il n'y a pas d'Ouvriers en verre qui ne les puilTent fabri- 

 quer. X-e iieur Molfi, Marchand d'inftrumens Meceorologiques 6i conftruc- 



teur 



