>,46 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 

 trapper fiic le bout du porte-crayon , de maniere quo dans riiiftant, 

 le crayon marque un point fur le cadran & fe releve aulutoc , & ce 

 point marque, fe trouve precifcment a la hauteur requife puifqu'elle 

 eft determinee p.-.r celle da mercure meme dans le barouietre. 



Pout faite jouec cette bafcule , il y a dans le mouvement de la 

 pendule une roue qui fait un tout par heure Sc qui porte trente che- 

 villes , qui agilfent fur une feconde bafcule qui communiquant ave; 

 la premiere , ne permet a celle-ci de doimer fon coup que routes les 

 deux minutes , ou lorfque cette fecoade bafcule a echappe. On voit 

 que par cet etfet on a fut le cadran un point de deux en deux mi- 

 nutes , qui indique la hauteur du mercure pendant cet intervalle de 

 terns. 



On pourroit craindre que la fuperficie du mercure etant comprimee 

 par le poids du flotteur , cette predion n'en genat les mouvemens ; ce- 

 pendant , ce flotteur ecant tres-lcger , cet efFet paroit peu a redouter. 

 M. Changeux nous a meme dit , fur ce que nous lui propofions de 

 faire foacenir le flotteur par un contre-poids , que I'ayant faitjl'obfer- 

 vation lui avoit appris que cette precaution etoit fuperflue. 



Nous avons dit que le cadran faifoit fon tour en fept jours , nous 

 croyons qu'on pourroit diminuer le tenis de cette revolution , parce 

 que , lorfque le tlotteur eft eleve , & s'approche par- la du centre 

 du cadran , I'efpace que celui-ci vient alors occuper , etant a cette 

 hauteur, n'eft pas alFez confiderable. 



La fuperficie du mercure etant clurgee dans le barometrographe du 

 poids du flotteur , il paroit en devoir relultetj que ces mouvemens 

 oil Ton voit le mercure s'elever en goutte , ou fa fuperficie s'abaifter en 

 creux ( euets avant-coureurs des mouvemens plus marques), ne feront 

 pas alfez fenlibles dans cet inftrument^ mais c'eft en grande partie ce 

 que Ton voir arriver dans ceux dont les tuyaux font fort gros. 



11 eft prefque inutile d'ajouter que dans le barometrographe de M. 

 Changeux, il eft tres-important , tomme dans tous les baronietres a 

 roue , que le refervoir de mercure foit aflez confiderable pour qu'il n'y 

 ait pas de difference fenfible dans le niveau de la fuperficie fupc- 

 rieure, quelles que foient fes elevations ou fes abailTemens dans le 

 tube d'en-bas ; & comme il faut que le poids du flotteur foit reparti 

 fur le plus grand nombre de point; qu'il eft pofllble. U eft ncceiraire 

 pour cela que le tube d'en-bas ait un diamctre fuftifant. 



Nous concluons de tout ce que nous venons de dire, que la ma- 

 niere dont M. Changeux fait marquer le crayon dans fon barometro- 

 graphe ( operation qui eft la plus iniportante dans un inftrument de ce 

 genre) eft nouvelle & ingenieufement imagiiiee : qu'elle nous paroit 

 exempte des inconveniens de celle de M. de Courgeoles, ou le crayon 

 fait fa marque en trainant , par les raifoiis que nous avons rappur- 



