^ JOURNAL DE PHYSIQUE. 



NOVEMBRE 1780. 



Kl^ 



iCiirp^' 



DESCRIPTION 



De deux Baromitrographes ou Barometres qui t'lenntm note , par des 

 tracei finflbles , de leurs variations & des terns precis oil dies arrive/it. 

 ^vec ridee de plujieurs autres Injlrumens Meteorographiques ; 



Pur M. Changeux. 



J_,ES deux inftrumens dont on va donner la defcription, font du mc- 

 me genre & produifent les effets enonccs dans le titre de ce Mcmoire ; 

 mais chacun d'eux a des avantages particuliers qu'il eft boa de faire 

 connoicre. 



Le premier apprend la maniere de joindre le baronriL'tre a des pen- 

 dules anciennes , & il epargnera la majeure partie des trais de conf- 

 truiftion a ceux qui auront uiie pendule. 



Le fecond ofFre un mcchanifine plus (imple , a qiielques egards,& 

 pourra convenir aux perfonnes qui voudroienc faire conftruire la ma- 

 chine a neuf. 



Le rapport da Meffieurs les CommilTaires nommes par I'Acadcmie 

 pour examiner I'une & I'autre machine , joint a la delcription de la 

 premiere , offrent un tel detail , que pour taire connoitre la feconde, 

 j'ai cru qu'il fuffifoit d'en donner la figure & 1 explication par lettres. 



Quoique le baromctrogrnphe bien compels , ibit treiluffifant pour 

 metcre les Savans & les Artiftes a portee de changer la plupart des 

 inftrumens meteorometriques en autant de mcteorographes , c'eft-a- 

 dire de combiner linftrument qui melure le terns, i^la pendule) avec 

 les inftrumens qui mefurent les qualites de I'air , ( le thermometre , 

 rhygromttre , I'anemometre , &c. ) cependant je pourrai , s'll le faut , 

 dcLTire quelque jour ceux-ci •, en attendant j'ai cm devoir donner 

 ijn? idee de ce qii'on a rente & de ce qu'on peut faire en ce genre. 



Premier B arometrographe. 

 On ne peut difconvenir de I'infuffifance du barometre j les alterni- 

 Tome Xyii Pare. 11. 1780. KO VE MB RE. T t 



