SUR L'HIST. N.4TURELLE ET I.ES ARTS. 335 

 efpace de terns, je puis meme, en pirt.igeniit la coiirbc en heures , 

 quarts, tninutes, determiner conibien le liaronictre a moncc a chncune 

 des plus petites parties de ce nicnie efpate de terns. 



j". A cetce epocjiie la ligne eft tout a fnt droite , elle gagne le cen- 

 tre en partant dc I'extrcmitc de la coiirbe & hit un rayon de trois 

 lignes de hauteur. Ce phcnonK'nc rare indique une variation fubite dans 

 i'air, 6c le dcgrc d'intsnfitc de cetce vui.uion. tniin on voit,p.ar les 

 autres traces du crayon jufciu'a vendrcdi a minuir, comment toutes 

 les courbes &c les points qui les formtnt correlpondent aux heures, 

 & nous n'avons pas befoin de nous etendre d.ivantage , pour prouvet 

 qu'il n'efl aucune de ces lignes, qui ctant mcfutce , n'indique la quan- 

 titc des variations du mercure dont elles funt riindgc,je veuxdire, 

 les vrais degres & les tems prciis de ces variations 



Je crois les effets de la machine elle-mc-me , fufTifamment expli- 

 quesides details de la nature de ceux dans lefquels je viens d'entrer, 

 ne fauroient etre troo abregcs Un I.ecVeur qui n'a que des ligures 

 pour fixer fon attention , ne fuit pas toujour'- aifcment les demonftra- 

 tions qu'on lui en fait, & des qu'elles deviennent trop longues ou mi- 

 nutieuies , ellcs 1 embatrallent ou le dcgoutenr. 



QUESTION 



Sur la fijeliti dc I' Injirument. 



Nous avons fupprime route efpece de frottement, qui pourroit nuire 

 aux effets que I'oii doit attendre d'un baromctrographe^ mais le Hot- 

 teur que nous employons n'a-t-il pas des inconveniens ? 



Le flotttur armc de fon crayon ptfe fur la fiiiface du mcrcure; fa 

 pefanteur oppofe done une reliftan;e a I'afctnfion de ce fiuide , cette 

 nieme pefanteur favorife ix deftente. D'oii il paroit que le barome- 

 trographe fera un peu inexaiS, c'eft-d-dire, qu'il ne donnera jamais les 

 degres vrais & complcttement juftes , de I'augmentation & de la dimi- 

 nution du poids de I'atmofphere. 



J'avoue que cette confcquence feroit bonne , fi Ton ne pouvoit ren- 

 dre nuUes les ditFcrenres que le flotttur peut apportec dans les indi- 

 cations du merjure , & s'il n'ctoit autun moyen de corriger ou de 

 faire difparoitre ces differences quand elles cut lieu. Or , tien n'eft 

 plus fuTiple que I'une ou I'autre de ces operations. 



Examinons ce que produit la pefiinteur du Hotteur. Son effet fut 

 le mercure eft en raifon de cette meme pefanteur & de la quantite de 

 niercure contenu d.ms le baromecro. 



Or, la ptfanteur peut devenir nuUe fi la quninitc du mercure con- 

 tenu dans le baromette eft confidcrable , iv le poids du flotteur tres-petit. 

 Tomi XFI, Panic 11. 1780. NO FEMBRE. V v 



