334 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE ^ 



Le tube de mon baromecre concient neiif Iivres He mercure. Le 

 flotceur ne fait pas defi.endre le mercure fenfiblement au-deffous de 

 foil niveau. Cela ne doit pas furprendre , le flotteur avec fon canon , 

 fon potte-crayon fa tige & le crayon ne pefent en tout que quatre 

 gros. 



i". Mais fuppofons que i'equilibre entre la colonne de mercure 

 contenu dans le barometre , &: la colonne d'ait qui prelle fur la furface 

 foit trouble par le poids du flotteur , ce qui arriveroit dans un baro- 

 metre qui ne contiendroit que trois a quatre Iivres de mercure : ce 

 flotteur doit etre confidere dans ce cas comme un corps pefant ajoute 

 a la colonne d'air Mais ce corps eft conftant,& par confequent s'il fait 

 defcendre le mercure au-deflbus de fon niveau , je puis en tenir 

 compte. 



Pour corriger I'effet de la pefanteuc du flotteur fur le mercure, dans 

 un petit barometre dont je faifois d'abord ufage , je me fuis fervi 

 pendant un tems de contrepoids , avec lefquels je pouvois le mettte 

 dans un equiiibre parfait. 



J'ai elFayc aufll de tenir compte fur la regie de foi , des efFets que 

 cette pefanteur produit fur le mercure dans les variations les plus oppo- 

 fees du barometre j mais ces moyens font fuperflus quand on fe fert 

 d'un tube un peu gros , comme je viens de lindiquer. 



AUTRE QUESTION 



Sur ks meUkures formes & dimenjions a donncr aux Daronietres propns 

 a la (onjiruclion du B iiromeirographe. 



II eft efTentiel dans une machine deftinee a des obfervations fcru- 

 puleufes , d avoir lui barometre exadl dans fes efFets , & dont les mou- 

 vemens foienc ou proportionnels ou tout-a-fait egaux a ceux des ba- 

 rometres les plus parfaits : il en eft deux qu'on peut employer & qui 

 ont ces qualites ( Je n'ai pas befoin de rappeller que dans la conftruc- 

 tion du barometrographe , Ton fe feit d'un barometre dont les varia- 

 tions fe font a la partie inferieure & ouverte du tube. ) 



Le premier de ces barometres, c'eft-a-dire , celui dont les mouve- 

 vemens font proportionnels aux mouvemens des barometres qui one 

 deux pouces & demi de variation, fera forme par un tube dun meme 

 diametre djns routes fes parties & bien calibre dans route fa longueur. 

 Ce barometre eft connu & tres-hdele ; peut-ctre eft-il le plus exadt 

 de tous j il a ete employe comme tel par quelques Metcorologiftes. 



Les variations du mercure dans le tube inferieur du barometre 

 dont nous patlons , font de moitie moindres que dans les barome- 

 tres a cuvettes , quand fes mouvemens etant toujours propoicionnels 



