SUR I.'HIST. NJTUREILE ET LES ARTS. 335 

 i ceux des barom^tres les plus fenfibles , il n'eu peui rc-fulter aucuii 

 inconvenient; joi<»ncz a cela que lorfqu'il tft bien fjit, los eflecs ilu 

 chauii ii: du fiuid n'ont point ou preique point d'inHuence fur lui , 

 car la dilatation du niercure opcrce par la chaleur eft uniforme & 

 corrigee par la dilatation du tube done la capacitc eft uniforme. La 

 chaleur donnant au tube plus de capacitc , empci.lie la colonne de 

 niercure de s'allonger lorfque la chaleur la dilate ; & le froid dinii- 

 nuant , la capacitc du tube empci he la colonne de nieicute de s'ac- 

 courcir lorfc]ue le froid la condenfe. C'eft ce que plufieucs experiences 

 m'ont appris. 



I.e fecond barometre eft figure dans la planche premiere & feconde ; 

 c'eft celui donr je me fers. Son refervoir eft au haut du tube & il 

 a a fa partie infeiieure une boule qui (ert a vuider une pattie de ce 

 refervoir; ce qui rend I'inftrument moins fragile & moins fujet aux 

 accidents dans le tranfport. 



Pour rendre les variations de ce barometre egales a celles des baro- 

 metres d'ufage , les plus fenfibles , il s'agit de trouver la proportion 

 que Ton doit donner au refervoir on a la boule fupcrieure avec la 

 capacite du tube infcricur 011 fe font les variations du mercure. Cette 



E>roportion doit etre telle qu'il n'y ait aucune difference fenfible dans 

 e refervoir, quelles que foicnt fcs elevations ou fes abailFemens dans le 

 tube d'en-bas. 



Pour obtenir cet effet , on donne une grande capacite au refervoir; 

 le barometre que j'ai fait conftruire a un refervoir de deux pouces & 

 demi de diamctre ; le tube recourbe ou infcrieur, a environ fept li- 

 gnes ; ces rapports qui m'ont paru fuffifans pour faire mes premieres 

 experiences, ne feroient pas capables de faire difparoitre route difference 

 dans la ligne de niveau, lors des grandes variations du mercure, 6c 

 je confeille de donner encore plus de capacitc que je ne I'ai fait a 

 la boule fupvctieure du barometre, ou de diminuer la grolfeur du tube 

 inferieur. 



Nota, Le premier barometre done je viens de parler eft , comme je 

 I'ai dit , moins fenfible; mais il a I'avantage d'etre plus aife a conf- 

 truire, plus portatif & moins couteux, parce qu'on y emploie beau- 

 coup moins de mercure. 



REMARQUE 



Sur un avaniage quoffnnt les Machines meuorographiques , oil I'on 

 proiivt quen fuurnijfant des fommes entieres des vanacions de I'aimof- 

 phere , elles ajoutent indirccJcment a L' exaUlludt des Machines miteoto- 

 metriques. 



On fait que les machines mcteoromttriques , c'eft-a-dire , le baro- 

 1780. NOFEMBRE. Vvi 



