SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. $or 
thermomètre avec ceux des autres Auteurs. Sa graduation commence 
à o à fon extrémité fupérieure , fans favoir fur quel fondement; de-là, 
les nombres croillent à mefure que la chaleur diminue : pour com- 
parer ce thermomètre avec les autres , il eft néceflaire de trouver 
comment ils fe correfpondent. Nous avons cru devoir faire corref- 
pondre, d’après l'expérience de M. Martine, le degré 34 du thermo- 
mètre de la Société, avec le degré 64 de Farenheit & le degré 20 de 
M. de Réaumur. 
Pendant qu’on s’occupoit à Londres de la perfe&tion des thermo- 
mètres à l’efprit-de-vin, les Phyfciens François s’intérefloient de 
leur côté à reétifier les anciennes méthodes ou à en propofer de 
nouvelles. 
Les thermomètres dont nous venons de parler, & qui furent en 
ufage dans les différens pays , furent tous imités par ceux de l'Académie 
del Cimento ; mais tous ne furent pas conftruits fi régulièrement & fur 
des principes auffi déterminés. .M. Hubin fut employé en France, par 
l'Académie Royale des Sciences, à la conftruétion de ces inftrumens; 
& il paroît qu'il ne les faifoit pas tous parfaitement femblables. Les 
Mifionnaires Indiens nous apprennent ( Lettres édifiantes) qu'ils fe 
fervirent de ceux qui étoient gradués le plus bas. Cependant, on peut 
regarder comme moyen, celui dont M. Amontons donne la defcription 
dans les Mémoires de l’Académie fous le nom d’Anzcien. Le point de 
la congélation étoit dans ce dernier (6), au degré 25 qui correfpond 
à O de celui de M. de Réaumur, & à 32 de Farenheit. Il y a peu 
d’obfervations faites avec ce thermomètre. 
M. Amontons a beaucoup travaillé à établir un thermomètre univer- 
fel, mais le fien n’eft pas à beaucoup près fans inconvéniens. Le 
point de la congelation y eft marqué au $1°. degré & 6 lignes, où fe 
trouvent O.de M. de Réaumur & 32 de Farenheit; & la chaleur de 
Veau bouillante correfpond au degré 212 de Farenheit, & à 110 de 
Réaumur. Voyez n°. 2. 
Il eft beaucoup plus important de connoître la confiruétion du ther- 
momètre de M. de la Hire, placé depuis fi long-tems à l'Obfervatoire 
de Paris, & qui a fervi à grand nombre d’obfervations météorologi- 
ques. M, de la Hire dit expreflément que la liqueur du thermomètre 
s'arrête toujours dans les caves de l'Obfervatoire de Paris, au 48°. degré 
ou au degré 44, fuivant la planche que nous avons fait graver , der- 
nier terme qui répond au degré 13 de Réaumur, & au 53 de Faren- 
beit. Voyez n°. 3. Cet Académicien nous apprend encore que lorfqu'il 
gèle à la campagne , ce thermomètre placé dans la tour & à décou- 
vert ,s’arrète depuis le degré 30 jufqu’au degré 32, un peu au-deffous 
du point réel de la congelation : ainf, en réuniffant plufieurs circonf- 
tances, ce point de chaleur tomberoit à-peu-près à o du thermomètre 
Ocrosre 1772, Tome IL, 
