464 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
marche pour corriger les erreurs des baromètrès produites par les va- 
riations fuccefhives dans la température de l'air ; il feroit cependant à 
defirer qu’elle ne prit point fur la fenfibilité de l’inftrament. Nous fuf- 
pendons notre jugement fur l’erreur qu'il reproche à l'expérience de 
M. le Docteur TayLor. Cette expérience mérite d’être répétée & 
d’être examinée un peu plus ferupuleufement. Nous abandonnons ce 
foin à ceux qui fe livrent à ce genre de travail. Nos occupations trop 
multipliées ne nous permettent pas de les fuivre. 
Les expériences de M. Cigna concernant les mouvemens dans la 
liqueur des thermomètres plongés dans différentes liqueurs , tandis que 
le vent fouffle , font piquantes & très-ingénieufes ; elles méritent éga- 
lement d’être répétées avec un foin particulier. Nous publierons dans 
le tems & avec plaïfir les nouvelles découvertes que l’Auteur annonce 
fur cet objet. Sa manière de voir , fa précifion , fon exactitude , ren- 
dent toujours fes obfervations agréables aux Phyficiens. 
» On lit, dit M. Cigna , dans les Mémoires de lPAcadémie de 
Bologne , les expériences de M. Balbi fur les diverfes élévations des 
baromètres de different diamètre. Suivant M. Balbi, la grande élévation 
des petits baromètres dépend , ainfi que celle des tuyaux capillaires, 
de la force répulfive de leurs tuyaux. Cette force a fon fiège prin- 
cipal dans la partie fupérieure & vuide du baromètre. On peut la di- 
minuer à volonté , d'après l’expérience du même Auteur , en appro- 
chant un corps froid de cette partie , & l’augmenter en rétabliffant 
la chaleur. Après avoir lu ce Mémoire avec attention , j’admirai l’in- 
duftrie & la fagacité de fon Auteur ; cependant je n’étois pas tout-à- 
fait de fon avis fur la caufe de ce phénomène. 
1°. La force répulfive des tuyaux capillaires , fi elle exifte , ne dé- 
pend point du tout de la partie vuide , puifqu’elle répond feulement 
au diamètre du tuyau , & elle n'épronve aucun changèment par 
l'augmentation ou la diminution du vuide : il en eft donc de même des 
baromeètres. 
2°. Si la force répulfive des baromètres réfidoit dans leur partie 
vuide , le froid devroit bien plutôt l’angmenter que la diminuer ; car 
le froid refferre les tubes , ainfi que M. Balbi l’a obfervé lui-même : 
cependant, ni M. Balbi, ni aucun autre Phyficien n’a remarqué cette 
propriété dans les tubes capillaires. 
3”. Voici donc ma conje@ure : l'abaiflement du mercure dans les 
baromètres étroits , dépend bien plutôt de la preflion d’une quantité 
d’air reftée dans la partie vuide du baromètre , & cette quantité eft 
plus confidérable dans les tubes étroits ; cet air fe trouvant reflerré 
dans un petit efpace, & par conféquent plus condenfé , comprime for- 
tement le mercure. Si on approche un corps froid du fommet du ba- 
romètre , l’air qui s’y trouve renfermé fe condenfe fortement & M 
(s 
