SUR L'HIST. NATURELLE: ET LES ARTS. 469 
En effet, l'expérience faite dans le vuide de la machine pneymatique 
avec les deux baromètres communiquans , prouve aflez bien que les 
anomalies de l’abaiffement du mercure , dépendent de Pair contenu dans 
Ja partie fupérieure de leurs tuyaux, ou produit par le mercure même, 
Car ces baromètres , ayant , comme on l’a vu ci-deflus, à-peu-près la 
même élévation, s’abaïfloient avec la même promptitude pendant le 
pompement de l'air, & confervoient, même après le pompement , la 
même égalité d'élévation. Pareillement, l'air étant introduit peu-à-peu 
dans le récipient , ils remontoient également, de manière qu'ils étoient 
toujours au même niveau, 
De plus, MM. Mufchembroek, Defagulier, Sigorne, & quelques 
autres Phyficiens du premier ordre, ont penfé que les tuyaux des baro- 
mètres, loin de repoufler le mercure, l’attirent au contraire. Suivant 
ces mêmes Auteurs, l’abaiflement du mercure dans les tuyaux capil- 
laires, dépend de l’excès de la force attraétive des parties du mercure 
entr’elles, outre la même faculté du verre ; or, comme cette différence 
d’attraétion ne fauroit avoir lieu fi le baromètre n’eft compofé que d'un 
feul tuyau recourbe, à moins de le plonger dans un vafe plein de mer- 
cure, on peut aifément trouver le moyen d'empêcher cette dépref- 
fion du mercure dans les tuyaux capillaires, produite par cette caufe, 
Ce moyen s’oppofera même aux effets de la force répulfive, en fup- 
pofant fon exiftence ; gamgcomme cette faculté , ainfi que l’attra@ion, 
fi elle a lieu dans les tuyaux, eft toujours la même , quelle que foit leur 
longueur, & la partie plongée dans le fluide attiré ou repouffé, la répul- 
fion du mercure contenu dans le baromètre, fera donc compenfée & cor- 
rigée par la répulfion du même fluide renfermé dans l’autre branche du 
baromètre. 
Méthode pour corriger Les erreurs des Baroniètres, produites par 
. le chaud ou Le froid. 
Les Phyficiens favent depuis long-tems que les changemens du baro- 
‘mètre viennent, non-feulement de la preflion de l’athmofphère, mais 
encore des divers degrés de chaleur qui raréfient le mercure; en confe- 
quence, ils fe font appliqués depuis ce tems à diftinguer les effets de la 
chaleur , de ceux de la gravité de l’air, 
Les correë&tions propofées jufqu’à préfent , exigent des expériences 
particulières pour chaque obfervation du baromètre ou des calculs très- . 
pénibles. La première méthode eft difficile, & la feconde incommode, 
N. Ludolff a propofé un moyen inféré dans les Mémoires de l’Aca- 
-démie des Sciences de Berlin, fuivant lequel on connoït en tout tems 
la véritable preffion de l'athmofphère , fans expériences, fans calculs, 
par la fimple infpeétion de l'échelle. Mais cette correétion a encore un 
inconvénient. L’échelle propofée par ce Savant ne paroït pas trop ailée 
OcTosre 1772, Tome IL, 
