SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. ‘471 
Cela fait, il faut mefurer l’efpace occupé par le mercure dans le tems 
de la congelation, & qui eft égal à la longueur d’un cylindre placé 
entre lesmêmes degrés quelconques de l’une & l’autre échelle. Si on y 
ajoute toute la raréfaétion du mercure, on aura le volume du mercure 
räréfié en tout tems. 
L’élévation du mercure dans la petite branche du baromètre eft moin- 
dre que le double de la raréfa@tion dans la même branche; cette raré- 
fa&tion doublée, ainfi que celle du mercure élevé au-deflus du niveau, 
égale la raréfadtion de la totalité du mercure. Or, fi on ajoute à l'élé- 
vation du mercure de la petite branche, la totalité de la raréfaétion, on 
aura la véritable hauteur du mercure au-deffus du niveau augmentée par 
fa raréfaëtion. 
C’eft pourquoi , fi le volume de tout le mercure raréfié eft relatif au 
volume de ce même mercure condenfé , de même fi l'élévation du mer- 
cure raréfié au-deflus du niveau , fuit une quatrième proportionnelle, elle 
donnera la véritable élévation du mercure. 
Cette correttion peut fatisfaire les plus difficiles, ainfi que je l'ai dit ; 
& peut fervir même lorfque l’abaiflement du mercure eft confidérable, 
& quand par conféquent la raréfaétion du mercure contenu dans la 
petiie branche eft fort augmentée; ce qui arrive fur le fommet des plus 
hautes montagnes, où l’on a principalement befoin de corriger lebaro- 
mètre fi l’on veut s’en fervir, à caufe du froid violent qui augmente à 
mefure qu'on approche du fommet. D'ailleurs, comme l'élévation 
du mercure dans la petite branche, dans le plus grand changement 
de l’athmofphère, eft d’un pouce & demi; fi on fuppofe que fon plus 
grand abaïfflement foit d’un demi-pouce, fa plus grande élévation 
fera de deux pouces , & fa raréfaétion fera environ un quinzième de la 
raréfadion de la grande branche; & l'élévation marquée par cette 
branche pourra être prife pour la véritable, fans craindre une erreur 
fenfible. 
Quoique ce baromètre foit deux fois moins fenfible que les autres, 
il réunit cependant plufeurs avantages; car il n’exige pas une échelle 
mobile, il n’eft pas fujet à la déprefñion du mercure produite par l’étré- 
ciflement des tuyaux; enfin, il eft exempt des erreurs produites par les 
vicifitudes du chaud ou du froid, 
De la fauffeté de la Méthode" de mefurer l'attraétion. 
J'ai employé la méthode inventée par M. Taylor, & fuivie par les 
autres Phyficiens , pour m’aflurer sil y avoit une adhéfion entre le verre 
& le mercure , & pour mefurer le degré de cette adhéfon. J'ai mis en 
conféquence , dans un côté d’une balance , un plan de verre fitué hori- 
fontalement, & un contre-poids dans l’autre côté; j'ai mis enfuite du - 
mercure dans le premier côté, & J'ai pofé la furface inférieure du verre 
OcTosre 1772, Tome II. 
