54 SOCIETE SCIENTIFIQUE 



Gaiffe, en fait comprendre le fonctionnement très simple : 

 L'instrument se compose essentiellement d'un petit électro- 

 aimant H fixé, comme toutes les parties de l'appareil, sur une 

 planchette d'ébonite, et dont les fils aboutissent à deux bornes, 

 dont une seulement (2) est représentée sur le dessin, et d'une 

 armature de fer doux F fixée sur un levier en aluminium 

 oscillant sur deux pivots à pointe B. Les excursions du levier, 

 qui sera rappelé par le ressort métallique K, sont limitées et 

 réglées par la vis C. Les fils de l'électro sont intercalés dans 

 le circuit de pile de la bobine inductrice du grand appareil à 

 chariot de Tripier, qui permet de faire varier très facilement 

 le rythme des interruptions du courant. La longue branche du 

 levier F est terminée par le fil D de {)latine, qui la prolonge 

 en augmentant l'amplitude de ses oscillations; son extrémité, 

 i-ecourbée à angle droit, pénètre dans la cavité du godet métal- 

 lique A contenant du mercure. La tige à vis qui supporte le 

 godet est vissée plus ou moins dans la planchette d'ébonite, ce 

 qui permet de placer la surface du mercure à la distance 

 voulue (quelques millimètres) de la pointe du fil de platine 

 recourbé, l'appareil étant au repos; tandis que, par la vis C, 

 on peut régler d'autre part l'excursion du levier, de manière à 

 ce que, le courant étant fermé, la pointe de platine plonge de 

 quelques millimètres dans le mercure. 



Ceci dit, une des extrémités du fil de la bobine induite est 

 reliée à la borne 1, tandis que l'autre extrémité est reliée par 

 l'intermédiaire du muscle à exciter à la borne 3. Or, on voit 

 que le circuit induit est ouvert au moment de la fermeture du 

 courant de pile; qu'il est fermé, au contraire, au moment de 

 l'ouverture du courant inducteur. Par ce moyen, l'excitation 

 induite de fermeture est donc supprimée : l'induit d'ouverture 

 asrira seul sur le muscle, et ainsi se trouve écartée une des 

 causes d'erreur qu'on est exposé à commettre dans la déter- 

 mination du nombre des excitations nécessaires à produire 

 le tétanos d'un muscle donné. 



Nécessité de V inscription du temps sur les tracés. Causes 

 d'erreurs résultant de cet oubli. — L'étude de la contraction 

 musculaire est, on peut le dire, une étude absolument gra- 

 phique, à tel point que le texte d'un travail expérimental sur 



