Sl/R L'fflST. NATURELLE ET LES ARTS. 53- 



par Ton melange avec I'air qu'on y ajoute , perd auOl , par la precipitation 

 tie I'acide nitteux , une partie plus ou moins confiderable de (on volume. 

 C'cft par cette raifon que la diminution de volume de ce melange eft fi 

 confiderable. 



La determination de la falubrite de I'air , au moyen de I'eudiometre 

 done je vais donner la defcription , eft fondee fur le meme principe; mais 

 cet inftrumenc a, comme je I'ai deja dir, I'avantage d'etre d'un ufage fott 

 aife , & qui n'exige pas de preparatifs a taire fur le lieu ou Ton veucs'en 

 fervjr. 



Cet eudiomerre eft compofe d'un tube de verte ahcdefds 4 lignes de 

 diametre, courbe dela maniere que le reprefente iajig- I , Plane. I ; en 

 forte que la branche ac foic egale en longueur a la branche e d , 8c que 

 chacuneaity pouces. Ces deux branches font parallcles. g eft un globe 

 tie verre de i j lignes de diametre, qui fe trouve au milieu de la partie C(/ 

 du tube, & qui, par I'ouverture h , communique avec I'interieur du 

 tube, i eft un globe de verre cteux de 12 lignes de diametre, dont le 

 goulot K eft ufe dans I'ouverture izi du tube abcdef; en forte qu'il le 

 bouche exacSement ; L eft un bouchon de cryftal qui eft aufli ufe dans I'ou- 

 verture de ce tube. PL II , fig. I ; /z eft un globe de verre creux de 1 2 lignes 

 de diametre, qui a en « une ouverture qu'on peutboucher avec un bouchon 

 de cryftal , & un goul qz o p qr , muni d'un robinet de cryftal s e; X eft 

 un flacon de cryftal qu'on peat fermer & ouvrir a volonte , au moyen du 

 robinet YZ. L'extremite du goulot du globe eft ufee dans ceile du gou- 

 lot du flacon X. C'eft un flacon de cryftal ferine avec un bouchon de 

 cryftal & rempli d'eau; il doit contenit environ fix ou huit fois la ca- 

 pacite du globe /z ; FG eft un cylindre de verre folidede 7 pouces de lon- 

 gueur, & 2 lignes de diametre. Le tube abcdef ed fixe fur une petite 

 planche D'G'F'E', dont la longueur E D eft egale a celle du tube, c'eft- 

 a-dire , de 7 pouces , & la largeur E F eft de 24 lignes. 



Cet inftrument , avec toutes les parties qui le compofent , peut etre 

 lenferme dans un etui de 9 pouces de longueur fur 4 pouces de largeur & 

 3 pouces de hauteur, que Ton peut porter fur foi fans incommodite. 



Avant de mettre cet inftrument dans I'etui, Ton remplit, a la maniere 

 ordinaire & connue de tous les Phyficiens , le flacon X d'air nitteux; 

 Ton ferme le robinet , & Ton y iaifle alTez d'eau pour qu'elle le couvre , 

 lorfqu'on renverfe le flacon, 



Le flacon C doit etre rempli d'eau, de meme que le tube abcdef Sc 

 la boule g •, Ton ferme les deux ouvettures a b £c efde ce tube avec les 

 bouchons de cryftal L Sc m. 



Lorfqu'on veutfaire ufage de cet inftrument , & determiner le degre 

 de purete de fair dans un endroit ou Ton fe trouve , Ton met le goulot 

 du globe n dans I'ouverture du flacon X -, & apres avoir ouvert le ro- 

 binet SI, Ton remplit d'eau le globe « par I'ouverture u , afin que Tail 



Tenc XXIV , ?a.n. 1 , 1784. JANFIER, E 2 



