SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 59 

 I'air y entre alors, & remplit I'efpace hstd. Lorfque I'eau eft en repos. 

 Ton ferme ce vafe , en niettant auparavant fur le petit rebord r du fil d'ar- 

 gent q r, nn petit morceau de phofpliore ; enfuite Ton verfe un pen d'ef- 

 prit-de-vin dans I'afliette^, & on rallume ; la chaleiir fe communique 

 par le fil ^ r quelques minutes aprcs au rcbord r , & allunie le phofphore ; le 

 phlogiftique qui fe degage , lature fair, & le fait diminuer de volume, 

 Aprcs quelques minutes , Ton agite cet inftri;ment , afin de faciliter 

 Tabforption de I'air fixe precipite;& afin de refroidir fair & le vafe i-iz «/ 

 qui s'echauffe un peu par I'inflammation du phofphore, la diminution du 

 volume de i'air occafionne un abaiffement de I'eau dans le tube mn k I. 

 Lorfque I'eau dans ce tube refte a la mcme place , I'on met I'ouverture 

 du rsbinet k, fixe au tube a' b' c' d' id.ns Touverrure du globe opmn\ 

 Ton remarque la hauteur de i'eau dansle tube, & i'on ouvre Je rebinet, 

 qu'on laille ouvert jiifqu'a ce que I'eau foit de niveau dans le vafe hefd, 

 & dans le tube m n k t. Cela etant fait , i'on ferme le robinet , & la 

 quantite d'eau qui eft fortie du tube, & qui eft detcrminee par Tabaiffe- 

 ment de i'eau dans ce rube , fait connoitre de combien i'air contenu dans 

 le vafe befd adiminuede volume. Cette diminution eft, comme je I'ai 

 deja die J en raifon inverfe de la quantite de phlogiftique que contenoi: 

 I'air, ^ par confequent en raifon inverfe de fa falubrite. 



II eft aife de rendre ces eiidiometres comparables ; il fuflit , pour cet 

 efFer, d'appliquer au tube a' b' t' d' une divifion telle que I'efpace qu'occupe 

 chaque degre dans le tube, ait un rappon conftant & fixe a la quantite 

 d'air contenu dans le vafe befd. 



Avant de terminer ceMemoire, il eft necefTaire de re'pondre a quel- 

 ques objeclions qu'on pourroic me faire centre I'ufage de ccc eu- 

 diometre. 



La premiere eCi que cet inftrument n'eft pas d'un ufage affez ;;^neral , 

 & ne pent fervir que pour determiner la falubrite de i'air qui i'entoure. Je 

 reponds , qu'ii eft fort aife de faire entrer dans ie vafe bdef tome forte 

 d'air dans un flacon ou dans une veftie. Ceux qui ont fait des experiences 

 de cette efpece n'y trouveront aucune difficulte ; en forte qu'il feroitiim- 

 tile d'entrer dans un plus grand detail a cet egard. 



Secortde Objeclion. L'inflammation ne pouvant fe faire dans de i'air 

 charge d'une quantite de phlogiftique moindre que celle qui eft ueceC- 

 faire pour fa faturation , il s'enfuit que cet inftrument ne pourra fervir qu'a 

 determiner le degre de phlogiftication de i'air, qui contient beaucoup 

 moins de phlogiftique qu'il n'en faut pour qu'il en foit fature. Cerre ob- 

 jedtion feroit tondee , s'ii falloit faturer i'air de phlogiftique par l'inflam- 

 mation d'une autre fubftance que le phofphore , qui efFedivement ne 

 s'enflammeroit pas , quoique I'air ne fiit pas encore fature de phlogiftique: 

 mais la grande inflainmabilite du phofphore, Sc Ja difpodtion de fon 

 phlogiftique a fe feparer fort aifement de i'acide auquel il eft uni , fait 



