3'^ OBSERP'ATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



longueur , par un fil d'argent ^ r de demiligne de diametre; a I'extre- 

 mite i/ de ce fil eft foudee une petite alliette de 2 pouces de diametre, Sc 

 denviron i pouce de profondeur. 



A I'extiemite r fe trouve un petit rebord d'environ I ligne. Le fil d'ar- 

 gent doit etre cimente dans le bouchon de cryftal , de maniere qu'il ne 

 refte pas de palTage a I'air , avec un ciment que la chaleur n'altere pas. 

 A la partie infetieure du vafe h efd eft fcelle hermetiquement le tube de 

 veire efgh de 2 lignes de diametre , recourbe en angle droit en h\en 

 forte que /"A foit d'l pouce, &c h g de ^ pouces : I'extremite g de ce 

 tube eft fceilee hermetiquement , & a angle droit, au tube de verre gl^li , 

 dont la hauteur g-/^ eft d'l pouce, & le diametre d'l demi-pouce : k I m n 

 eft un tube de verre foude a la partie fuperieure du tube gkli ; fon diametre 

 eft de 2 lignes, & fa hauteur m k ae 2 pouces; la partie fuperieure de 

 ce tube eft renflee, en forte que ia renflure forme une boule m pn d'en- 

 viron I pouce de diametre. Cette boule a , a fa partie fuperieure, une 

 ouverture qu'on peut fermer exadiement. 



Le vafe b (/e/avecle tube efghi eft attache a une planche W YX Z ," 

 a laquelle eft fixe un fil a plomb H I , qui fert a la mettre dans une pofi- 

 tion verticale , de meme qu'un thermometre n' o' , qui indique la tempe- 

 rature du lieu. Get inftrument eft place dans un etui, qui, outre cela , 

 doit contenir une petite pincette , un petit flacon avec de I'eau , un autre 

 flacon avec de I'efprit-de-vin , & un troifieme flacon avec de petits mor- 

 ceaux de phofphore d'urine, de la grandeur d'une groflc tete d'epingle. 

 Tous ces flacons doivent ettebouches avec des bouchons de cryftal (l). 



Fig. 3. Un tube a' V c' d! de verre bien cylindrique d'environ 2 lignes 

 de diametre , & de 6 pouces de longueur , ouvert a fa partie fuperieure ah y 

 & garni d'un robinet de laiton a fa partie inferieure c' d! , eft fixe fur une 

 petite planche f'g'h'i', divifec en lignes. 



Toutes les pieces que je viens de nommer , peuvent etre renfermees 

 dans un etui de 4 pouces de hauteur fur 6 de largeut & autant de lon- 

 gueur. Avant de placer I'inftrument dans I'etui , Ton doit verfer , pit 

 I'ouverture du vaCe bd ef, autant d'eau qu'il en faut pour que, lorfque 

 la planche WYXZ eft dans une pofition verticale, I'eau dans le vafe 

 & dans le tube efh foit a ia hauteur de la ligne horizontale s t W , Sc 

 fermer enfuite les ouvertures op & abed. 



Pour faire ufage de cet inftrument , Ton debouche le vafe b def tc la 

 boule opmn; I'on chafte fair contenu dans ce vafe, en foufflant par 

 I'ouverture op ; I'eau montant alors dans le vafe bdef, en fait fortir fair; 

 Ton bouche alors ce vafe de maniere qu'il refte plein d'eau. Lorfqu'on {e 

 trouve dans I'endroit ou Ton veut s'en fervir , il fuftit d'ouvrir le vafe b defj 



(i) Nouv. Mem., 177S. 



