5? OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



qui pourroic refter entre les deux robinets forte , & que tout cet efpacei 

 foit rempli d'eau. Cela erant fait, Ton terme roiivettute a , & I'on ouvre 

 le robinet du Hacon X ; feau defcend dans le flacon . & la boule n fe 

 remplit d'air nitreux: Ton terme alors les robinets du flacon &: du ^lobe J 

 Ton ore le bouchon de i'ouverture e/du tubea^c^ie/', &c I'on y fait en- 

 trer le goulot opqrdn globe /z. Cela etant tait, I'on remplit le globe i 

 d'eau , qu'on en fait enfuite refTortir , en le tenant I'ouverture en bas , 

 afin qu'il fe remplille de fair qu'on veut examiner; Ton ore alors le boit- 

 chon L de rouvertute (j6 du tube a l> c d ef , Sc Ton y joint la boule i, 

 apres quoi Ton renverfe tout I'inftrument , de manicre que fair contenu 

 dans les globes i 3i n entre dans le globe ^, ce qui eft necellaire pour ac- 

 celerer le melange de ces deux fortes d'air: enfuite Ton incline cet in(- 

 trument de maniere que fair entre dans le globe /z & la branche fe d du 

 tube ; Ton ote alors la boule i du tube ; I'eau dsfcendra dans la branclie 

 ac , a incfure que ie volume du melange des deux airs diininuera. Lorf- 

 qu'elle reftera ftarionnaire , I'on tiendra la planchc fur laquelle Fait eft 

 nxe dans une lituation verricale, 8c Ton reconnoi:ra qu'elle y eft , au 

 moyen du petit pendule HI attache a la planche. Enfin , Ton fera def- 

 cendre ie cylindre FG dans la branche a c du tube, jufqu'a ce que I'eau 

 foit a la meme hauteur dans cette branche & dans la branche e d. La 

 difference entre la longueur de la colonne d'ait dans la branche e*^ &C 

 celle de la hauteur d'une colonne d'air dans ce meme tube, dontle vo- 

 lume eft egal a celui du globe i, indique la diminution du volume du 

 melange , Si par confequent le degre de falubrite de fair, ou , pour pat- 

 ler plus exatftement, la quantite du phlogiltiqiie qu'il contenoir. 



Dans le cas cu la diminution du volume feroit telle, que le volume 

 du melange feroit moindre que- le volume de fair ajoute a fair nitreux 

 (ce qui . a I'egard de fair atmofpherique , n'aura jamais lieu ,& ne pour- 

 roit arriver que li I'on vouloit fe fervir de cet inftrument pour determi- 

 ner la diminution du volume d'un melange d'air nitreux Si d'air dephlo- 

 giftiqui^); dans ce cas,rdis-je , lorfque feau dans la branche ac durube 

 refteroit ftationnaire , fon rempliroit ce tube d'eau; on le boucheroit, & 

 I'on feroit enrrer fair du globe n. dans la branche ac'Aa. hauteur de la 

 colonne d'air indiqueroit alot!s.;la' diminudon du volume du me- 

 lange. . . -^ ;'ii; Vi;.; ' ■ : ^ 



Pour ce qui regarde fechelie qu'on pourroit fixdr a cet eudiomctre , it 

 eft fi aife de la conftruirc , que je ne crois pas avoir befoiii de m'eteiidre 

 beaacoup fur cet article, Je me cortenterai done de dire qu'on marque 

 i'endroit oil fe trouve la partie inferisure de la colonne d'air dans la 

 branche ed, lorfque le melange eft tel, qu'il ne diminue point de vo- 

 lume, 5c fendroit oii elle fe trouve , lorfque fair ajoute a fair nitreux 

 conrient une quantite de phlogiftique telle qu'il diminue de la moitie 

 du volume; en forte que le volume du- melange foit egal aux trois 



