SURL'HIST. NATURE LLE ET LES ARTS. 381 



ne convient pas de le mettre dans I'eau , & que la boite humectie n'eft 

 pas un moyeii aiFez exati pour une telle experience: je la ferai done en 

 rems de brouillard , 011 mes hygromares arrivem au nieine point que 

 dans I'eau ; mais voici au moins la marche des deux autres inftrumens qui 

 y furenc mis. 



Baleine en travels. Balclne en long. 



II h. 18' mis dans Veau. 



22 ^ 98.0 103.2 



40 ^i).$ IOI.2 (recul.) 



Midi 100 100.2 ( id. ) 



1 30 . . 100 100 ( i,/. ) 



Rien done, dans ces experiences n'indique que la baleine en travers 

 ( foit mon hygrometre) marche jamais en lens contraire de l'humi{iiid.gv 

 ni ni^me quelle tende a devenit Jlationnaire tandis que \' humid'ue^ 

 augmenre; ce qui eft un premier point imporranr. L'experience nous 

 apprendra , li au contraire (a marche ne s'accelere point; a quoi I'on 

 pourroit remedier par une Table. Mais en attendant, ia grandeur de fa 

 marche dai-s certe partie de I'erhelle , en mcme-tems qu'clle eft fore 

 utile dans I'obfervation , feroit feuie une surete contre les irregula- 

 lites que l'experience nous monrre dans les peiiies marches correfpon- 

 dantes , favoir , les reculs , la tendance a devenir jlat'ionnaire dans les 

 grands degres d'humidite, & la retrogradaiion aux approches de I'humi- 

 dite extreme. Ainfi , ne voyant rien jufqu'a prefent , qui me donne de 

 la defiance contre cat hygrometre , j'ai confeille a M. Hurler Si a 

 MM. Nairne & Blunt , conftruifteurs d'inftrumens a Londres, de conti- 

 nuer d'en conftruire. 



Fauces d corriger dans le Me'moire fur VHygrometiie , Cahier de juin dernier, 



Page 4f 1 , fconde colonne verticale , ^6,i , corrige\: 99,1. 



/^^l , troifiime colonne, 4,0, 0,4. 



fixieme colonne , 4*> 49. 





