378 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



EJjaifur la mefure des expanfions abfolues des corps par la chaleur. 



Qiioique je n'eLifTe pas intention d'abord d'employer ma machine a 

 mefurer des expanfions abfolues, js ne lailFai pas de tenter quelqucs ex- 

 periences fur cet objet. Outre le til immobile , place au toyet du microf 

 cope, j'avois demands a M. Ramfden d'en mettre un qui fut mobile & 

 conduit par une vis. Je chercliai done d'abord la valeur des parlies du 

 micrometre ; a quoi me fervit encore la petite echelle tracee fur ma lame 

 de laiton ; je I'avois faite aulTi exaftemcnt qu'il m'avoit ete pollible , & 

 fes patties etoient des ^oo"'" du pied de France : elk avoit trois pouces 

 de France dans la portion divifee , & par confequent lOO de ces parties 

 cgales ou cenfees I'etre. 



Pointant done d'abord mon microfcope fur I'une des extremites de 

 I'echelle, tandis que les deux fils coincidoient , j'amenai le fil mobile fur 

 le point fuivaiit, en comptant les tours de la vis; puis, conduifant le fil 

 immobile de partie en partie de I'echelle, & amenant a chaque tois le 

 fil mobile au point immediatement fuivant , je notai toutcs ces grandeurs 

 des parties, mefurec* par le inicromctre, dontles petites differences mar- 

 quoient les imperfeftions de Techelle. Le milieu, entre ces lOO mefures, 

 me donna 21,335 tours de la vis pour une partie de mon echelle, 

 c'eft-a-dire, pour ~ dn pied de France: ce qui, dans le rapport de 16 

 a ij" de ce pied a ceiui d'Ang,leterre , aflez cxa<S pour un objet de cette 

 nature ( & peut-ctre tres - exad ) , fait 20 tours pour -^^ da pied An- 

 glois, ou un tour pour 777; de pied. On pouvoit diftinguer aifemenr I'efFec 

 d'j^ de tour; & par confequent, I'infttument etoit fenfibie a jj^ de pied j. 

 ou environ y^ de poucc. 



ConnoilTant la valeur des parties de mon micrometre , j'entrepris de 

 mefurer I'alongement abfolu de ma branche de verre , qui avoit 1 8 pouces 

 Anglois ; & par un milieu entre quatre experiences, dont les refultats dif- 

 fererent tres-peu , je trouvai que de la chaleur de 10° fur mon thermometre 

 a celle de 70°, ma branche de verre s'etoit alongee de 7, j tours de la vis da 

 micrometre. 



Je ne ferai pas une erreur fenfibie en augmentant ce nombre de tours 

 dans le rapport de 60 a 80, pour avoir I'expanfion totale qui fe feroit 

 faite par le palTage de I'eau dans la glace a I'eau bouillante, foit dc o 

 a 80°, malgre la confideration de la difference des marches du mercure 

 *:du verre dans leurs expanfions par la chaleur, dont je parlerai ci-apres, 

 parce que les deux termes de I'obfervation , qui font i o" & 70° , fe 

 trcuvent a egale diftance de ces deux points fixes du thermometre. J'aurai 

 doncuti tiers a ajouter au nombre des tours pour I'expanfion de 18 ponces 

 de verre , paffant de la chaleur de I'eau dans la glace a celle de I'eau 

 bouillante; ce qui fera 10 tours , ou 6Ypoiir Texpaniion d'un pied. 



