3<5i5 OBSERVATIONS SUR LA PffrSlQl/E, 



Trouver done ce point immobile par compenfation , & fa diftance au 

 point de reunion, celle du point de fufpenlion etantconnue, ce fera 

 trouver le rapport des expandbilites des deux matieres. Or, il eft trcs- 

 aife de le trouver par le moyen d'un microfcope, muni d'un fcul hi im- 

 mobile ; car en ajullanc ce fil fur un point de la branche libre , & echauf- 

 fant egalement les deux branches , li ce point fe meut, ce ne fera pas 

 celui qu'on cherche : mais on le trouvera bientot par tatonnement , eii 

 pointant le microfcope plus haut ou plus bas fur la tranche libre, fuivanc 

 que les premieres tentatives I'auront indique. 



On aura done ainfi les rapports des expanfibilit^s de deux matieres fans 

 befoin de micrometre, &: par confequenc, fans etre expofe aux erreurs 

 qu'il pourroit introduire dans des mefures auffi delicates ; &c tout ce qui 

 eft neceifaire pour fexaditude ne condfte qu'a s'alfurer qu'un microfcope 

 & un point de fufpenlion feront mis a I'abri de tout mouvement , tandis 

 qu'on echaufFera les matieres comparees : ce qui n'eft pas bien difficile. 



Defcription d'un Infirument dejline A trouver les expanjibilitis comparatives 

 des corps par la chaleur, 



Une planche de fapin a fibres bien droites ( pL 1 ,Jig. i) de 2-; pieds 

 de long , ly pouces de large Sc 1 '- poucc d'epaiffeur, fait la bafe de la 

 machine ; c'eft a cette planche que font attachees toutes les autres parties. 

 Je i'ai montee d'abord comme une petite table, ayant quatte jambes de 

 fapin d'un pied de long & d'un demi-pouce en quarre, pofees bien fsli- 

 dement pres de fes quatre angles , & reunies a I'autre extremite par quatre 

 traverfes aulH tres-folides. Je fuppoferai toujours cette petite table fufpendue 

 a un fuppott propre a ctrc tranfporte la oii Ton aura le plus de lumiere , 

 fa planche etant dans une fituation verticale dans la direction de fes 

 fibres , 6c portant fes quatre jambes en avant , de maniere que les tra- 

 verfes qui les reuniffent forment uu cadre ficue aufli verticalement en face 

 dc I'obfervateur. 



C'eft a ce cadre qu'eft folidement adapts le microfcope dans un cli.illis 

 qui monte & defcend a couliffe, & avec afTez de juftefle pour qu'il faille 

 employer de petits coups de marteau pour le faire mouvoir : la prellion 

 de quatre vis lui donne le degre de frottement que Ton veut. J'ai prelere 

 ce moyen a celui de conduire le microfcope par une vis , parce que ce 

 dernier auroit exige du metal, plus fufccptible des impreflions de la cha- 

 leur que le fapin , & que I'execution auroit ete plus longue & plus difpen- 

 dieufe par la perfedtion quelle eutexigee , tandis que cette voie (imple a pat- 

 faitement reulli. 



Le challis , qui eft audi de fapin , tient le tube du microfcope fitue 

 horizontalement , & en grande partie au dehors du cadre, tellement 

 que le bout qui porte la Icntille n'eft que fort peu en dedans de I'efpace 



compii? 



