374 OBSERVATIONS SUR LA FHYSK^UE, 



du plus grand nombre des experiences, car il y en eut quelquefois de con- 

 traires. 



Voyant ces incertitudes , je tournai mon attention fur I'objet particiiliec 

 pour lequei j'avois entrepris ces experiences, c'eft-a-dire, mon nouvel 

 hygrometre , ou , pour compenfer I'efFet de la chaleut fur le verre , je 

 n'avois befoin de produire cette compenfation que dans les variations na- 

 rureiles de la temperature de f air. Je me renfermai done dans cec efpace ; 

 iTon precifement entre les memes temperatures , ce qui me parut trop dif- 

 ficile, quoique c'eut ete le mieux; mais entre des temperatures a-peu-pres 

 egalement dilFerentes. 



Je ne rendrai pas compte ici du ditail de ces experiences ; il fuffira 

 de dire que, par la difference de temperature entre lo" & 40° de mon 

 thermomerre, le rapport moyen des dilatations du laiton & du verre fut 

 comme ii a lO; & que, par confequent, j'avois befoin d'une longueur 

 de laiton qui flit a celle du verre dans mon hygrometre , comme 10 a 21, 

 pout compenfer la dilatabilite de fa monture : au lieu qu'il I'auroit failu 

 de 10 a 23 dans le paflage de I'eau dans la glace a I'eau bouillante. 



Je ne donne pas ce dernier rapport comme aulll sijr que I'autre; mais 

 it fuffit qu'il y ait certainementune difference entre les deux, pour fonder 

 les reflexions generalcs auxquelles je viendrai, aprcs avoir explique une 

 autre difference du meme genre que j'ai trouvee au moyen de ce py- 

 rometre. 



Mais avant que de rapporter ces nouvelles experiences , je m'arreterai 

 encore un moment fur cclles qui regardent les expanfibilites comparatives 

 ou les rapports entre les expanfibilites des corps , qui me patoiffent reduites 

 par cette route a une. operation audi fimple que sure. 



D'abord , quant a la monture de mon pyrometre , quelque groffiere 

 quelle foit, je n'y ai trouve , jufqu'a prefent, aucun detaut. Un point 

 de fufpenfion des branches, qui conferve , par I'experience , fa polition 

 relative a celle du microfcope , efl la chofe la plus aifee a obtenir pat 

 cette monture de fapin ; les petits changemens de fair ne faffedant point 

 fenfiblement, fie n'etant expofee a aucune autre caufe de variation. Or, 

 c'eft-li un grand point d'obtenu , quand on confidcre que , jufqu'ici , les 

 montures influoient toujours effentiellement fur les indications des pyro- 

 rnetres , & que tout ce qu'on pouvoit faire etoit de cherchet a en corriger 

 les effcts, 



Enfuite, mefuret , fera toujours, en Phyfique , une occafion d'erreurs 

 plus ou moins grandes , parce que nos micrometres font tous imparfaits. 

 On les perfedionne tous les jours davantage ; & il le faut bien , puifque 

 nous fommes obliges de mefurer prefque par- tout; mais il n'en eft pas 

 moins vrai, qu'ctre difpenfe de mefurer eft une grande surete de plus : or, 

 on I'eft totalement par cette methode. Trouver fur fune des branches 



