A 



55a OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQ^UE, 



& defcend Tans aucune convexite ; ce qui fembloit procurer un avantage 

 pour juger plus cxadement de la hauteur du mercurc : mais cet avantage 

 lenfcrmoit en lui - meme un grand inconvenient. II eft bon de rappeller 

 ici la inethode publiee par le (leur Perica au N°. 2 des Nouvelles de la 

 Republique des Lettres ; que pour avoir line furface plane, il falloit 

 foudcr une boule au haut du tube, la faire chauffer, remplir de mercurp 

 bouillant , & faire encore bouillir ce meme mcrcure dans la boule & 

 dans le tube ; ce qui exigeoit un appareil coiiteux , tres - difficile a 

 manoEuvrer, & qui, malgte ce double inconvenient, ne portoic pas 

 encore les baromctres a furface plane au degre de perfedtion dehrable : 

 car , pour qu'un tel inftrument enrichille veritablement Ja Phyfique par 

 fes proprietes , il doit remplir les conditions fuivantes : 1°. ecre extre- 

 mement fenfible ; 2°. trcs-tacile a mefurer depuis le niveau jufqu'au haut 

 tie la colonne , & que les divifions foient tres - exacftes. On voit que la 

 premiere confideration doit etre- remplie par le Conftruileur de baro- 

 metre ; & la deuxicme , par le Mecanicien Fafteur d'infttumens de Mathe- 

 matiques. 



Dans le premier cas, nous devons faire ohferver que le baromctre dc 

 Dom Cafbois, apporte a Paris par M. le Gau , manquoit fingulicrement 

 de fenfibilite. Voici I'epreuve a laquelle on peut foumettre tous les ba- 

 romctres , c'cft de faire monter le mercure dans le tube , en inclinant I'inG 

 trument , & obferver s'il revient au meme point, lorfqu'on le replace 

 verticalement. Aucon des baromctres prefentes par M. le Gau , ne refifte 

 a cette epreuve. On a trouve jufqu'a -^ de ligne de difference de hauteur, 

 en faifant mont>;r 5c defcendre la colonne, & on appergoit geneialemenr, 

 dans les baromctres fairs avec desboules, une lenteur d'ofcillation qui an- 

 nonce leur peu de fenfibilite. La caufe phyfique de ce phenomene vient 

 vraifemblablemcnt de I'adherence du mercure aux parois du verrc:adhe- 

 Tence caufee par I'extreme chaleur, qui, en dilatant le verre , force le 

 •mercure a s'introduire dans fes pores, forme un amalgame , qui femble 

 denature! le mcrcure, le rend pareffeux dans fa marche , & compofe un 

 inftrument fatisfaifant en apparence, mais tres defeclueux dans fes opera- 

 tions. Maintenant que M. Affier Perica a change la methode , & qu'il 

 fupprime I'ufage des boules, on n'a plus a craindre cet execs de chaleur; 

 & fes baromctres, a furface plane, ont aurant de mobilite que les baro- 

 aietres ordioaires, bien purges d'air parle feu. 



Deuxibne conjiiiration. 



Les baromctres, en general , ont autant varie par la difference de 

 leurs echelles, que par les fyftemes que chacun s^eft perniis d'inrroduire 

 fur leur conftruftion. En Angleterre , par exenrple , on s'eft fait un prin- 

 cipe de xemplir les tubes des baromettes fans ks faire bouillir ; &,pouc 



