SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 39% 



en impofer impunement aux gens de bonne foi , qui achctent ccs inftru- 

 mens , les Artiftes Anglois ont placd Ic niveau , apres avoir compare 

 leiirs infttumens a tin etalon ; c'eft una (upercherie, plus faire pour rctar- 

 der , que pour accelercr les progrcs de I'Att. Plufieurs autres Conftruc- 

 teurs en font audi dc parcils , done le niveau & i'eclielle font alteres. Plus 

 les gens de cette efpcce fe multiplicront, moins on pourra s'accorder 

 dans Jes obfervations. Dc-la, vicnt f obfcurite , i^ui degoute la plupart 

 des Obfervateurs, cjui negligent un travail utile, a caufe du deiaut de 

 comparaii'on des divers inftrumcns. 



Qu'on me pavdonne cette digrcllion , pour venger les bons Artiftes de 

 ceux que la cupidite ou le dehiut de lumieres font donner dans des tra- 

 vels qu'ils appcUent nouveautes , & qui , annonces avec hatdielTe , en 

 impofent quclquetois mcme aux gens inftruits : mais ceux-ci s'apper^oivejit: 

 bientot du detaut de ces inftrumens. 



A I'egard des divifions , pcu d'Artiftes peuvent fe flatter d'avoit le 

 veritable eralon du pied de France ; &c on I'ignoreroit encore , fans Ic 

 travail que fit M. Megnie pour la divifion de la toife de I'Academie : 

 c'eft fur ce dernier etalon de pied, annonce au N°. loy du Journal de 

 Paris, annee 1779 , que nous avons conftruit I'echelie du baromctrc 

 (fig. I , pl.2),o\i I'oii voit une plaque de cuivre AB, qui porte plu- 

 fieurs pouces de divifion, partages enlignes, Sc chaque ligne en quarts 

 de ligne. Derricre cette plaque, eft une creniaillcrc qui porte un anneau, 

 a travers lequel paffe le tube. Cet anneau , auquel eft attachee la pla- 

 que E F , fett a juger la hauteur du mercure; on le fair defcendre pat 

 le nioyen de la vis D, & d'un pignon , jufqu'i ce que le jour, qu'on 

 appcrcoit alors , cntre la partie interieure de I'anneau & la colonne de 

 mercure, difparoifTe , ou du moins fe reduife a yne fi petite ligne, que 

 Ton puiife etre allure de la coincidence parfaite de I'anneau Sc de la fur- 

 face du mercure : alors, on examine par le vernier C, fur les divifions 

 duquel coVncide la ligne de foi , &: cette divifion donne la hauteur du 

 mercuie. D eft une vis de rappcl , qui fait defcendre ou nionter le ver- 

 nier E F. II faut remarquer que fi la ligne de foi ne coYncide pas abfa- 

 lument fur un des quarts de ligne de I'echelie fondamcntale ,.on trou- 

 vera qu'une des 25" divifions du vernier repondra » une de Techelle : 

 alors, on comptera a combien dc diftance eft cette divifion de la ligne 

 de foi, & le nombre d'intervallcs donnera aurant de centiemes de ligne k 

 ajouter K la hauteur approchee par la ligne de foi. 



Au-deffous des divifions du baromctre, eft place, fur la mcme plaque 

 de cuivre, un therniometre (piral a mercure, divife en 80 parties dcpuis 

 la glace jufqu'a I'cau bouillante. 



La partie inferieure du baromctre (fig. 2 ) prefente une vis d'ivoire 

 a tete quarree, qui fert a introduire fair fur la furtace du bain, dans 



Tame X fill, Part. U,i-jSi. NOVEMBRE. Eeea 



