394 OBSERFATIONS SUR LA PHYSiqUE, 



lequel plcnge Je tube^ & une petite fenctre par ou Ton voit un flos- 

 teur, traverfe par un cylindre d'ivoire , fur lequel eft une ligne circu- 

 laire , qui domic Ic terme fixe du niveau, & le moyen de ie rappeller 

 parfaitemcnt a volonte. On voit {fig. 2 ) la coupe de la cuvette. A A eft 

 une piece en buis dans laquelle le tube eft cimente a la gomme laque : 

 cetre piece fe vilTe dans un cercle en buis B B. Ce cercle eft cimente a 

 un flacon de cryftal C C ; le mfeme flacon eft cimente a un autre cercle 

 en buis DD , qui entre a vis dans une piece E E, dont la partie infe- 

 rieure eft tournee en forme de gouleau renverfe , pour y fixer folidement 

 un fachet ou refervoir de peau, qui contient fuftifamment de mercure 

 pour remplir la totalite du flacon CC, & rendre le mercure fans mou- 

 vementdansle tube ; ce qui s'opcre par une vis G taraudee dans la partie 

 inferieure de la piece E Y , ajuftee a vis fur E E. On voit aufli la coupe 

 du flotteur Z Z traverfe par fon cylindre Y. X reprefente la vis qui fert 

 a I'introduiftion de I'air , & qui empeche audi le mercure de fortir dans 

 les voyages. 



Par ces precautions , ce barometre devient un des plus tranfpor- 

 tables qui ait encore paru. II fe renverfe en tous fens ; il eft fans choc 

 a fa partie fuperieure , 6c a I'abri de tout accident. Quand on part, pour 

 le voyage, on tourne la vis G avec la clefL, la plaque MM remoiite 

 & repouife vers le haut le fac qui contient le mercure ; il remplit alors toute 

 la capacite du tube & du refervoir de verte C C : il ne peut par confe- 

 quent , ni baiotter ni caffer le tube. Eft-on arrive a une ftation ? on fait 

 mouvoir la vis G, de fagon que le mercure redefcend dans la cuvette ; 

 le flotteur I'accompagne, & on arrcte lorfqu'il eft jufte an point du ni- 

 veau invariable marque fur la tige d'ivoire Y Y. On ouvre alors la vis X , 

 qui fait communiquer fair de la cuvette avec cehii de I'atmofphere par 

 !e canal N. Par ce precede, on eft sur d'avoir toujours le meme niveau, 

 foit que Ton monte ou que i'ondefccnde pour faire des obfervatioDS \ ce qui 

 eft un point effentiel (i). 



(i) Ces barometrcs perfeilionnes fe troiivent chcz leurAuteur, rue GeofFroy-rAfnier, 

 *» deruiere porte a dtoite avanc la lue Saint- Antoinc. 



vrv 



m 



