262 



Der Secretar Heir Prof. J. Stefan ttberreiclit eine Abliand- 

 lung-: „Uber einigeVersuclie mit einem erdmagnetischen Inductor." 



Die Versuche sind zweierlei Art. Die ersten betreffen den 

 Einfluss der Induction auf die Entwicklung eines elektrischen 

 Stromes, die zweiten beziehen sich auf die Erregung des Tele- 

 phons durch die Strome^ welcbe der Erdmagnetismus in einer 

 rotirenden Rolle inducirt. 



Der Inductor, mit welcbem die Versuche ausgeflthrt wurden, 

 ist yon sebr kleinen Dimensionen. Der aussere Durchmesser der 

 Rolle betragt 56 Mm., der innere 35 Mm., die Hohe der Rolle 

 11 Mm., die Lange des aufgewickelten Drabtes 80 Meter. 



Der Einfluss der Induction auf die Entwicklung eines elek- 

 triscben Stromes lasst sich mit dem Apparate am besten demon- 

 striren, wenn man denselben mit einem Galvanometer so ver- 

 bindet, dass die Leitung nur wahrend der Halite jeder Umdre- 

 liung der Inductionsrolle geschlossen, wahrend der andern Halfte 

 aber unterbrochen ist. Stellt man den Contact so ein, dass der 

 Eintritt der Leitung mit dem positiven Maximum der elektro- 

 motorischen Kraft des Erdmagnetismus, die Unterbrechung- mit 

 dem negativen Maximum zusammenfallt , so ist die Summe der 

 wahrend der Schliessung thatigen positiven elektromotorischen 

 Krafte jener der negativen gleich. Das Galvanometer zeigt in 

 diesem Falle einen Ausschlag im positiven Sinne. Der Ausschlag 

 kann auf Null gebracht werden durch eine Verschiebung des 

 Contactes der Art, dass positive elektromotorische Krafte aus- 

 fallen und negative neu hinzutreten. Aus der Grosse der nothigen 

 Contactverschiebung und der Umdrehungszahl der Rolle lasst 

 sich das Potential der ganzen Leitung in absolutem Masse be- 

 rechnen. Relative Potentialbestimmungen konnen mit diesem 

 Apparate audi ohne die Messung der Verschiebung und der 

 Umdrehungszahl ausgefiihrt werden, wenn in der Leitung ein 

 potentialfreier Rheostat eingeschaltet ist. 



Die Verbindung des Inductors mit dem Telephon wurde so 

 hergestellt, dass die vollen abwechselnd gerichteten Strome ohne 

 Unterbrechung durch die Leitung gingen. In diesem Falle variirt 

 die Stromintensitat nach dem Gesetze einer einfachen Pendel- 

 schwingung, womit die Bedingung zur Entstehung eines einfachen 

 Tones im Telephon gegebeii ist. 



