SUR L'HIST. NATUKELLE ET LES ARTS. 437 



M £ M O I R E 

 SUR L'HYGROMJ^TRIE (i); 



Par M. J. A. dt; Luc, Lecleur de la Rcine d^ la Graade-Breuiffite , 

 des Societes Royales de Londres & de Dublin , de I' Academic de 

 Sienne , & Comfpondant des Academies des Sciences de Paris , 

 de MontpeUier & de Rouerda-.n, 



J__/Es viciffinides de defTechement & d'hiime(flarion des fubftances /?y' 

 grojcopiques , produifant chez elles des changemens plus ou nioiiis 

 grands de poid's & de volume , on a fonge des long-tems a en tirer 

 quelque moyen de mefuter Vhumidite. Je ne parlerai ici que des chan- 

 gemens de volume, ceux de poids n'etant pas fulceptibles de mefurc 

 dans rous les cas, 



Vhygrometre doit etre fait d'une fubftance, de telle nature, & 

 tellement difpofee , qu'elle nous fournille des rapports comparables , 

 conflans, & vrais , enrre les quantites i'humidue quelle renterine en 

 divers terns. En rraitant de cet objet, je nommerai ecat hygrofcopique , 

 le rapport de I'etat aftuel , avec fun ou I'autre des deux extremes , de 

 fecherejje ou A' humiSue, 



D'apres cette definition de I'hyorometre , il n'indique point imme'- 

 diatenient des quantites abfolues 6'eau hygrofcopiquement conibinee , 

 mais feulement des degres A'kumidite ; les premieres dependant de 

 plus , de la capacite des fubftances. Si done on veut juger , par I'ob- 

 iervarion de Vhjgromeue , de la quantite A^euu hygrofcopiquement 

 conibinee dans une cerraine fubftance , il faut avoir preniierement appris, 

 par des experiences direifles , quelle quantite elle en contient a foii 

 maximum. Ceci s'applique au feu , comma a toute autre fubftance 

 hygrofcopique; c'eft-a-dire, que pour connoirre la quantite d^eau en 

 vapeurs dans le lieu ou [hygrometre eft obferve , il faut connoitre la 

 quantite qu'en contiennent les vapeurs a leurs divers maximums fiii,- 

 vant les difFerentes temperatures ; &: alors , le thermometre etant joint 

 a \'hygrometre , on aura les donnees neceflaires pour connottre la 

 quantite aduelle A'eau en vapeur dans le lieu. 



Tel fera done le langage de {'hygrometre , s'il a les conditions re- 

 quifes , dont la premiere que j'ai indiquee.eft la comparabilite'. Cetre 

 condition exige elTentiellement , ou deux poi/iis fixes , qui fervent de 

 bafe a I'echelle ; ou un point fixe , applique a une fubftance dont toutes 

 les portions individuelles foient egalement afFedees par Vhumidiie. C'eft 



(1) Extrait des Idces fur la Meieorologle , de M. de Luc. 



