^44 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



copiques pioduits par les differences de la chaleiir ) qiiand il n'y a point 

 d'eau a diftnbutr. Cert donc-la encore un des fymptonies auxquels je 

 jugeai d'abord que moii appareil a chaux produifoit fenfiblement la 

 fecherelTe extieme ; je veux dire que , tandi? que durant la plus grande 

 partie de roperation , laugmentation de la chaieur faifoit marcher I'hyero- 

 metre vers la fecherefTe, 11 arriva au contraire a fa fin , que ce fut la dimi- 

 nution de la chaieur qui produifit la meme apparence , a un petit deqre , 

 par le raccourciirement de la fubftance hygrofcopique. M. de Saudure a 

 ^prouve la mcme chofe en employant le fel de tartre; ce qui certifie, que 

 s'il n'eft pas arrive ablolunient a la fecherefTe extreme, il en etoic du 

 moins ptcs , & ce degre de fecherefTe a tire audi fon origine de 

 I'incandefcence. 



Ces deux points fixes , I'humidite extreme & la fecherefTe extreme , 

 deviennent done une bafe sure pour la conftrudtion de I'echelle de 

 rhygromerre ; le rerte, foit la divifion de I'intervalle de ces deux points, 

 & la fixation de celui d'oii Ton comptera les degres , efl arbittaire en foi. 

 N'ayant eu qu'un feul point fixe dans mes deux premiers hygtometres , 

 favoir, celui de I'humidite extreme, il etoit naturel que j'y plagafTe le 

 zero; & enfuite, par habitude, j'avois continue a I'y placer, quoiqu'avec 

 deux points fixes. Mais libre encore de changer mon echelle, puifque ce 

 troificme hygromctre n'efl connu que de pen de perfonnes, & n'a fervi 

 encore qii'a mes propres obfetvations ; j'ai fliivi la methode de M. de 

 SaulTLire , qui m'a paru plus naturelle ; favoir , de placer ie zero 

 a la fecherelTe extreme, puifqu'elle ell i'abfence de route humidite. 

 Oblige par-la de refaire mes echelles , & fur-tout de changer mon 

 habitude d'envifager les degres d'humidite , j'ai adopte en mcme-tems 

 ie nombre lOO qu'a choifi M. de Sauflure. 



La feconde des conditions qu'exige Thygromctre , eft la conftance det 

 mcmes indications pour les mfmes degres d'humidite. C'eft un trop long 

 chapirre que celui-la dans les recherches relatives a THygtometrie pra- 

 tique , pour Tenrarrier ici ; je dirai done feulement , qu'aprcs de longs 

 eflais fur un grand nombre de fubftances , je me fuis fixe a la baleine , 

 qui pofscde plufieurs proprietes trcs-precieufes pour cet inftrument. 

 J'emploie la fuperficie des fanons , qui eft une forte de croute tres- 

 compade, & je la prends dans la largeur des fibres. C'eft d'abord a caufe 

 de fa conftance que je I'ai choifie. C'eft la feule des fubftances que j'avois 

 eprouvees , qui , aprcs avoir ete mife a I'humidite extreme , y fut revenue 

 conftamment au meme point. J'avois encore a ia fin del'annee derniere 

 des hygromctres decette fubftance faits depuis cinq ans,que j'ai demonre's 

 pour changer leur conftrudion ; mais avant cela je les remis a I'humidite 

 extreme , & ils y revinrent au premier point fixe. J'avois aufti le premier 

 de mes hygrometres ou je fixai le point de la fecherefTe extreme par la 

 chaux il y a environ trois ans ; Sc lorfque je lepris ces experiences , il y eft 



