SUR L'HIST. NATURELLE FT LES ARTS. ^^1 



four de la cage en s'appuyant fur les rouleaux ; & Ja foie, pafTant fur Jg 

 dernier des rouleaux , pres du pilier ou elle eft fixee, vient s'enveloppee 

 au centre fur une poulie i puis elle va fe joindre a I'une des txtremites 

 d'un refiort deini-circulaire, place dans I'interieur de la cage, & dont 

 I'aiitre extremite eft .lulfi fixee au pilier fans rouleau. Enfinjl'axe de la 

 poulie porre un indtx. 11 y a fans doute bien du frottemenr dans cec 

 hygrometre , a caufe de tous fes rouleaux ; cependant il a autain de fenfi- 

 bilire qu'il en eft befoin pour les obfervations journalicres. Lorfqu'rl eft 

 pendu , il reflenible a une grode niontre ; mis dans fa boitc, il n'em- 

 barraffe pas plus a la poche qu'une boite a rabac. Je demande pardon au 

 Ledeur Phyficien de cetce petite digrelllon , qui n'interelTe pas I'hygro- 

 metrie fondamentale , a laquelle je reviens. 



J'ai dit enfin que Ihygrometre, comme toute autre mefure phyfique; 

 doit effentiellement pofleder une troificme qualite, favoir , que fa marche 

 foit proportionnelle a celle de la caufe qui agit fur lui. Mais ce fera-1^ 

 un des caradcres doiit on s'aflurera le plus difficilenient. Je vais entrer 

 dans quelques details fur cet objet. 



Les diflerentes marches des tliermometres faits de difFerens liquides; 

 me conduifirenc necelTairement a penfer , que les efFets immediatement 

 fenfibles dans les inftnimens de cette ef|)cce , n'etoient pas necefTairement 

 proportionnels aux differentes intenhtes de leur caufe principale: & 

 nieme au premier abord , des qu'ils difFeroient fenfiblemerit entr'eux, 

 ils devenoient tous fufpeds. II falloit done chercher , a priori ou a 

 pojleriori , fi quelqu'un de ces effets etoit certainement coniplique ; pout 

 tacher d'arriver par ce moyen . a la determination de celle de cei marches 

 qui etoit la plus proportionnelle aux differences d'intenfi:e de la caufe. 

 Or,ayant obferve dans cette recherche, que le thermometre fait d'eau , 

 apres s'etre condenfe de moins en moins , comparativement a tous les 

 autres , par les memes diminutions de chaleur,fe dilatoit enfin, tandis 

 que tous les autres continuoient a fe condenfer ; j'en conclus , que deux 

 caufes contraires , dependantes egalement de la diminution de la chaleur, 

 agiffoient fur celle du volume de I'eau; que ces deux caufes n'avoient pas 

 la mctne marche dans leur rapport avec la diminution de la chaleur ; &: 

 que I'une d'elles, qui tendoit a augmenrer le volume de I'eau , d'abord 

 furpaflee par I'autre, la furpafToit a fon tour. Par-la d'abord je rejetai le 

 thermometre d'eau ; & par des confequences tirees de ce premier moiif, 

 je donnai la preference au thermometre de mercure , parce que, compa- 

 rativement a lui , tous les autres liquides avoient des condenfaiions 

 decroiflantes par les mcmes fuites de diminutions de la chaleur. 



Inftruir done par ces phenomenes obferves dans les difFerens thermo- 

 mctres , des que j'eus 'fini mon premier hygrometre, qui etoit d'i voire, 

 j'entrepris d'en faireavec d'autres fubftances,pour examiner leurs marches 

 comparatives, &: juger d'abord, s'il en etoit des effets de I'humidite fur 



