4;4 OBSERVATIONS SUR LA PHTSIQUE; 



1 un & I'autre I'liumidite extreme d'environ un i°, (au commencement 

 de mes experiences, celui qui m'appartient la ddpalioit de plus de2°): 

 puis iis retrogradcrent ; & voici la fuite des obfervacions. 



Monhygr.di a M.^dams. Le mien. Therm. 



M. de Saujf. Samaf. ^""^'^'^'^'-^ Sa m.^^^'^r^ Sam. ^^'•^'^^ 



8.2; pS.o 9p.o 98.3 ... 3^ 



— 10 —0.6 ... 4-1, J 



0,32 P7.0 5)8.<i. pp.5 ... 33^ 



— o-S — 0.2 ... -H 0.4. 



p.47 .... p6.;' p8.2 .... 100.0 . . . 33j 



■ — 0.2 — 0.3 .. . o 



p.22 .... p<J.3 ^j.^ .... lOD.o ... 34 



— 0.2 — 02... o 



10.22 .... $6.1 P7.7 .... lOO.O ... 34. 



— O.I O ... o 



Midi .... p6.o ...... P7.7 .... 100.0 ... 5/ 



' II paroit done , que le point de I'humidite extreme re'elle fur I'hygro- 

 metre de M. de SaufTure , n'eft pas celui du plus grand allongement du 

 cheveu, comma le point de la glace fondante fur le thermometre d'eau, 

 n'eft pas celui de la plus grande condenfation de ce liquide. Je n'ai pas 

 pu determiner ce premier point , foit a caufe que les deux hygromerres 

 ci-deffus I'indiquerent difFeremment , foit parce que dans le cours de 

 mes experiences fur celui qui m'appartient , il s'eft approche de moins en 

 moins de fon point lOO en I'expofant au brouiliard : la dernicre fois 

 que je I'y ai expofe, il n'y a que peu de jours, il n'eft alle d'abord qu'a 

 environ 94° , &- s'efl fixe a po° , le mien etant a lOO. 



Par la caufe meme de cette retrogradaii*n de rhy^^rometre de M. de 

 SaufFure aux approches de I'humidite extreme, fes variations font er» 

 general trcs-petites dans les terns humidesj mais elles s'aggrandifTent a 

 mefure que rhumfdite diminue, ce qui produit la grande erendue de 

 fon echelle totale. Dans mes premieres experiences , je lui ai vu depafler 

 fon point O d'environ 3'',tandis que le mien n'^toit qu'a O. Depuis 

 lors il ne I'acteint plus, quoique le mien y arrive, & que la fecherefle 

 extreme foit indiquee par les efFets des differences de chaleur. II femble 

 done que ce cheveu ait perdu de fon expanfibilite dans le cours de mes 

 experiences ; car je ne lui appercois aucune autre caufe de derangement. 



D'aprcs la marche du thermometre d'eau , comparativement a d'autres 

 fymptomes dechaieutjj'avois foup^onne que les changemens de volume 



