32 OBSERyJTIONS SUR LA PHYSIQUE, 



Chat. V. Pourquol Vkygromitre de M. duLuc ful'it dcs variations 

 Ji irregulieres )ous la cloche humehie. 



Les principes que j'ai pofes dans Jes chapitres precedens me foiirnifTent 

 les nioyens de reiidre railon des etranges anomalies que rhygromcrre de 

 M. de Luc lui a prefentets fous Ja cloche humedc'e, lorfque cetre cloche 

 a change de temperature. M. de Luc n'a oas edaye d'en rendre raifon ; il 

 n'en a pas irieme fait la plus \i^zth mention , parce qu'elles ne peuvenc 

 s'expiiquer que par des principes qui condamnent enticremenc cec 

 hygrometre. 



Quand aprcs un long fejour fous la cloche , il s'eft depofe fur le ruban 

 de baleine une quantite de lofde qu'il a abforbee, & qui I'a fait marcher 

 au-dela du So^ degre, ou du terme ou I'air eft fature de vapeurs,(i 

 I'appareil vient a fe rechauffer, I'augmentation de chaleur produit une 

 evaporation , & cette evaporation fe fait , ou aux depens de I'eau furabon- 

 dante que rontient la baleine, ou aux depens de I'eau qui tapilTe les parois 

 de la cjoche. Dans le premier cas I'hygromerre marche au fee ; dans le 

 fecond il demeure ftationnaire. De meme, fi I'appareil fe refroidit , une 

 partie de la vapeur fe condenfe ,& cetre vapeur condenfee tombe , ou 

 fur la baleine, ou fur les parois du vafe : fi elle tombe fur la baleine, 

 rhygrometre va a I'humide ; fi elle tombe fur le verre , I'hygrometre 

 demeure au meme degre. Comme le ruban de lialeine, par fa tenuite , 

 fe prcte aux variations de temperature plus promptement que les parois 

 de la cloche, le cas le plus frequent eft celui ou I'eau fe condenfe , ou 

 s'evapore a la furface de la baleine , & ain(i pour I'ordinaire I'hygrometre 

 marche a I'humide par le froid, &: au fee par le chaud. Mais comme pour- 

 tant la clialeur, lorfque c'eft une chaleur proprement dite & purement 

 obfcure , doit premicrement agir fur les parois du vafe , avant d'afFeder 

 I'air & le cheveu qui y font renfcrmes , il doit arriver auffi quelquefois que 

 les changemens fe font fur les parois du vafe & non fur la baleine. On 

 voit aifement combien la complication de toutes ces caufes doit produire 

 de mouvemens irreguliers dans rhygrometre.! baleine. 



Le cheveu , au contraire, n'etant nullement afFefle par I'eau furabon- 

 dante, ou I'etanc du moins infiniment peu en comparaifon de la baleine, 

 il ne pent ctre mu par Paction de la chaleur , que quand elle eft aflez forte 

 pour que I'air cefTe d'etre fature; ce qui n'arrive point fous la cloche 

 humedee. C'eft par cette raifon qu'il demeure immobile fous la cloche, 

 mali^re les changemens de temperature qu'on lui fait fubir. 



Cetre difference eft fondee fur un principeque j'ai erabli dans meseflfais 

 fur I'Hygrometrie , & que M. de Luc non-feulement ignoroit , mais n a 

 pas mcme bien faifi. C'eft qu'il faut diftinguer I'eau qui eft liee avec Jes 

 elemens d'un corps par I'acTiion de cette caufe que j'ai nonimee a^inite 

 hygrometrique , d'avec celle qui eft repandue dans leurs pores , ou a lent 



furface 



