:o2 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



ia clialeut dtf I'ait, ne lui cloniieiez-vous pas iin degre de (echerefnj 



prodigieuienienc fuperieut a cerre rocme nioyenne ? 



Sixieme. I.e poiJs que porte le cheveu , dit M, Chiminello , lui 

 aide a s'alonger lorfqu'il s'lmmede, fie I'empcche de fe raccourcir quand 

 il (e deflec'oe , & par confeqaent le mourement de I'liygrometre de 

 1 humioite a la fechereffe , n'eft pas le meme que de la fechereffe a 

 1 huinidite. 



Le critique n'a pas pris garde , que fi cette objeiftion avoir quelque 

 force , elle profi."riroit fans retour fon propte hygrometre. En efFet , 

 dins cet hygrometre, le poids du niercure qui eft renterme dans !a 

 plume & duns le tube de verre , favorife aufll la dilatation de Ja 

 plume par rhuraidite , & s'oppofe a fa conrradlion par la fecherefTe. 

 Cette coionne de mercure exerce meme contre la lurface interieure 

 de la plume un efforf qui eft plafieurs milliers de fois plus grand 

 que celui que mon contrepoids de trois grains exerce fur le cheveu de 

 mon hygromerre. E: il y a er>core cette difference an prejudice de. 

 rhygromctre a plume , c'eft que dans celui ci cerre prellion varie comme 

 li hauteur du mercure dans le tube , & produit par confequent des ' 

 effets differens , non-feu!eme;it a differens degres d'hur.iidite , mais 

 encore fuivant le degre de la chaleur qui prolonge plus ou moins cette 

 coionne. Oc , c'eft cette inegalite qui nuit a I'exaiflitude ; car fi 1? 

 poids eft conftamment le meme , comme il I'eft dans mon hygro- 

 metre, la tenfion du cheveu eft aufti conftamment la meme, & ainfi 

 I'hygrometre revient toujours au meme point par les memes degres 

 d'humidite 8c de fecherefTe. 



La feptieme critique porte fur un cas particulier, dont j'ai parle dans 

 mes Euais, §. 68. Je dis que deux de meshygromctres , d'ailleuis bieti 

 d'accord entr'eux , ne reviennent pas precifement au meme degre lorC' 

 qu'on les porte dans un air dune fechereffe moyenne , apres qu'ils ont 

 fejourne long-tems dans des airs tres-fecs & inegalement fees. 



Mais j'indique au meme endroit le moyen de prevenir cette irre- 

 gularire ; c'eft de commencer par tenir les hygromctres pendant quelques 

 jnftans dans un air humide. Et fi Ton trouve cette fujetion incommode, 

 il faudra pour avoir le droit de s'en plaindre prefentet quelqu'autre hy- 

 gromerre, qui place dans les memes circonflances , ne foit point fujet 

 a ce defaut. Or, je crois cela difficile ^ & M. Chiminello ne nous 

 dit pas feulement qu'il ait foumis fon hygrometre a cette epreuve. 



Le hiiiticme reproche fait a mon hygrometre efl d'etre derange par 

 la pouftiere & par les fils d'araign^e. J'avoueque cet inftrument exige 

 des foins & de la proprete. Mais avec un peu d'adrelTe on peut 

 toujours reparer ces petits accidens , & remettre I'hygrometre en bon 

 etat en lavant le cheveu avec un pinceau humed^. 



IX. L'hygrometre a cheveu n'a pas dea variations aufli e'tendues que 



