SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. lor 



pourtant il a vu fes hygromerres inarquer a I'air lihre une luimidite de 

 plufieurs degres plus grande que celle qu'ils avoienc contradtee en fe- 

 journant dans Teau pendant 24. heures. 



Ce raifonnement ell tort extraordinaire. M. Chiminello prefume qu9 

 I'application de Teau dilateroit plus un hygromctre que cclle d'un air 

 humide , dans Je moment niSme oil il nous apprend que fbn hygto- 

 metre ell plus dilate par I'air humide que par Feau. 



Pour nioi je tire au contraire de ce fait un nouvel argument en 

 faveur de mon precede. Car il fournit une nouvelle preuve de cette 

 verite connue , que i'application immediate de I'eau produ'it fur certains 

 corps des efFets fort differens de ceux de la vapeur propreruent dite. 

 On a vu que la balelne fe dilate d'environ 20 degres de plus dans 

 I'eau que dans Tair fature de vapeurs ; & on voic ici qu'au contraire 

 Ja plume fe dilate de plufieurs degres de plus dans fair humide que 

 dans I'eau. Puis done , que c'eft I'efFet de Thiimi Jite de I'air que Ton 

 veut mefurer, &c non pas celui de I'application de I'eau, & que ce 

 dernier effet eft tout different du premier, c'eft dans celui-ci , c'eft dans 

 I'air humide & non pas dans I'eau, qu'il faut plonger les hygrometres 

 pour (avoir comment ils feront affedles par la plus grande humidite de 

 Fair; 



La quatrieme objedion porte fur le terme de fecherefle. M. Chimi- 

 nello dit que mon procede n'eft pas bien commode, & j'avoue 

 qu'il a raifon. Mais il doute que ce procede donne conftamment 

 le meme terme ; 5c en cela il a tort , comme le prouve I'expe- 

 rience. 



Dans la cinquieme M. Chiminello infifte fur nncommodite de ce 

 meme procede , qui exige qu'on laiffe rhygrometre dans I'appareil 

 pendant 2 ou 5 jours. Que dira-t-il done quand il verra M. de Luc 

 employer la chaux , qui au lieu de 2 ou 5 jours , exige 2 ou 3 fe- 

 mSines ? 



Mais c'eft qu'il fauc avouer qu'un terme de fecherefte tont-a-la-fois 

 commode Sc fixe eft une chofe bien difficile a trouver. Celui de M, Chi- 

 minello ne paroit pas tres-embarralTant , quoiqu'il ne foit fiirement pas 

 bien facile de tenir pendant 4 heures , exadlement au meme degre 

 de chaleur , un inftrument qui n'eft point renferme. 



Mais a qui M. Chiminello perfuadera-t-il que fon procede donne 

 u;i terme fixe? N'eft-il pas evident qu'en ete , lorjijue Fair libre aura 

 un degre de chaleur qui approchera du 2J° de Reaumur, fon hygro- 

 mctre , qu'il tiendra pendant 4. heures dans un air rechauffe a 25" degres, 

 ne contraiflera qu'une fechereffe tres-approchante de lafecherefTe moyenne 

 qui doit fervir de bafe a fa graduation ? Et en hiver , au contraire , 

 le thermometre ne fut-ii qu'a o dans le moment oij les hygromerres 

 indiqueront une fechereffe moyenne , fi vous augmentez de ay degres 



