^6 [OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



iTient centre leglolie, je mefiire le diamcrre horifonral de fon image, 

 aind que la diftauce focale, 6c )'ai evidemment cetre aiialogie : le diametre 

 de Timage eft a la diftance focale , conime le diametre du qlobe eft a fa 

 diftance a I'inftrument. L'lin de ces deux derniers rernies etant connu nie 

 donne. I'aiitre. 



.Mais li je n'avois aucun moyen de les connoitre , j'y fuppleerois de la 

 manicre fuiva^ite : je choillrois deux ftarions en ligne droite avec le 

 globe , ou qui fuirenr du nioins dans le meme plan vertical. Preiiant 

 enfaite le diametre de I'lmage depuis ces deux ftations, la feule difference 

 entre la plus grande image prife a la ftation la plus prcs du clocher & la 

 plus petite mefuree a I'autre , me donneroicla diftance du globe a I'une 

 & a I'autre des ftarions, par un calcul bien fimple , mais dontle detail 

 lie convierdroit pas ici, 



II eft aife de voir que pour mefurer une ligne quelconque dont les deux 

 exrremites font accellibtes, il fuffit de placer I'inftrument a Tune d'elles , 

 & de faire porter a i'autre ou une regie garnie de deux mires qu'on placera 

 horifontalemenc & perpendicuiairement a la ligne a mefurer ; ou , fi la 

 diftance eft plus confiderable, deux mires ifolees & portees chaciuie fut 

 un pied. Quant aux diftances inaccefllbles , route la difficulte fe 

 reJuira a bien choidr fon objet ou fes objets , ce qui fera poflible dans 

 la plupart des cas. 



Pour rendre I'ufage de cette machine plus general & plus commode 

 & joindre, lorfqu'on le voudra, aux operations qui llii font propres , 

 celles de la Ttigonometrie , je lui ajoute les pieces fuivantes: 



D'abord je fais entrer a frottement la partie A C du tube dans un 

 cercle FG {fig. i ) qu'on voir prefqu'en face en FG [fig' 3) & ou le 

 tube pent tourner avec jiifteffe & hberte. Ce cercle eft porte par deux 

 montans dont le pied eft fixe bien folidement & perpendiculairemenc 

 fur une platine circulaire HA. Cetre platine eft pofee concentriquemenc 

 fur une autre I K, fur laquelle elle tourne & qui la deborde d'environ un 

 pouce. La marge ou faillie eft divife en degres , & un nonius grave fuc 

 le bord d.' la platine H/i fert a les fubdivifer. Le tout eft monte fur un 

 trejjied conftruir de manicre a pouvoir mettre les platines exaftementde 

 niveau. 



La fig. ^ reprefente un fedeur dont les degres fe comptent depuis le 

 point O plaf e au milieu du limbe , de part & d'autre de ce point. II eft 

 fixe par fon centre au pivot du cercle FG qui traverfe un des montans 

 O N , par un ecrou a oreille, & cela de manicre que lorfque les platines 

 font bien de niveau , un a-plomb (ufpendu au centre a s'arrete fur le 

 point O, & qu'alors I'axe du rube A B eft exadtement dans ie plan de 

 I'horifon. Or , tout cela peut s'ottenir par la methode qui fert a verifier 

 les niveaux. Les degres du fecfteur font fubdivifes par un double vernier 

 piac6 au bas du montane O N , de maniere aue fon O r^pond au O du 



fefteur 



