SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 5; 



DESCRIPTION ABP.EGEE 

 D^UN Instrument propre a mesurer 



LES DISTANCES (ij. 



A.Beftun tubedontia partie AC, PI, I, a environ 28 lignes cle diamctre 

 fury pouces de longueur, &la partie CB, i.| lignesdediamcrre& environ 

 II pouce? da longueur. A I'extreniite de cetce derniere s'ajufte a vis la 

 montureBX d'unobjtL'titdont le foyer tonibe entre lesouvertures DE ,^e 

 pratiquees a la partie A C du tube , exadement vis-a-vis Tune de I'autre, 

 de nianiere qu'un plan qui palTeroit par routes les deux feroit perpendi- 

 culaire a I'axe du tube. 



Q Y ( fig. a ) eft une efpece de micrometre deftine a mefurer , non de 

 petits angles, mais de petites longueurs. Sa platine QZ enrre a frotremens 

 dans les ouvertures D E , ^e (^^. J) & fe rrouve , ainfi que les tils, au 

 foyer de robjcdif Z Y eft un cadran divife en 180 parties 5c traverfe pat 

 la vis qui mene la regie mobile PR, Dans celui qu'on ni'a execute, 18 

 tours de vis font parcourir J lignes a la regie mobile PR & au fil qu'elle 

 potre. Un tour repond done a ^ de ligne , & une divifion du cadran a 

 j^ de ligne. (5n pent ainfi mefurer en lignes & fradions de ligne I'lmage 

 ti'un objec formee par I'objedif. Les tours de vis fe comptent fur un dcs 

 bords de la platine QZ vers Textremire Q , & font indiques par ie pent 

 cote de la regie P R. Quant aux fraiftions on les conipte fur le cadran. 

 On pourroit,au moyen d'une cadrature, faire marquer fur ce dernier 

 les tours de vis par une aiguille Sc les fractions par une autre; mais ma 

 conftruclion paroit avoir plus de fimplicite & autant d'exaiflitude. 



En A ifig.i') eft un bout de tube .1 rcbord, qui entre a frotrement 

 dans la partie A C. Son fond porte une coulide dans laquelle glilTe une 

 piece quarree a laquelle eft fixee la mcnture d'un oculaireS. Get oculaire 

 peut ainfi s'approcher ou s'eloigner de fimage & des his , felon que 

 I'exige I'etendue de fon foyer; & il eft toujours facile de lui donner, (i on 

 le juge convenable , une pofition telle que fon centre & un des bords de 

 riniage foient dans une droite parallele a I'axe du tube, afin de mieux 

 determiner le contaift de cette image & des fils. Un exemple va mainte- 

 nant expliquer le principal ufage de cet inftrumenr. Suppofons que j'aie 

 vis-a-vis de moi un clocher furmonte dun de ces globes de metal qu'on 

 y voit quelquefois , & dont je veuille avoir la diftance. Dirigeant I'inftru- 



(i) Cette defcription e(1 tirce d'an Memoire qui doit entrer dans le recueil de la 

 Societe de Phyfique de Laufanne. 



