SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 37 



metres, & le manometre qui eft la mefure des fluides expanfibles , fera le 

 iuge de ce combat. 



On renfermera ces deux hygrometres dans un grand vafe bien net, qui 

 contiendra de I'air , dont la fecherefie ira au moins a 60 ou a 70 degres 

 du mien. On leut joindra uii thermomctre & un manometre. Au moment 

 ou on fera prec a fceller le vafe , on y introdiiira un peu d'eau , ou uti 

 corps impregne d'eau, dont revaporation foit afTez lente pour que les 

 hygrometres puilTent en fuivre les progrcs. Si le vafe eft bi;n ferme, & 

 ii i'air qu'il renferme ne fe refroidit point j au moment ou I'e'vaporation 

 commencera , on verra le mercure monter dans le manometre ; cette 

 afcenfion fuivra la marche de Tevaporation , & eile fe ralentira graduel- 

 lement avec elle , fi du moins la chaleur demeure , comme il le faut , 

 conftamment la meme pendant 'rexperience. Au moment ou le mano- 

 metre celTera de monter, il conviendra d'agiter un peu le vafe fans cepen- 

 dant Toavrir, pour faciliter & Tevaporation & le melange de I'air fatute 

 avec celui qui peut ne ferre pas encore. Lorfque, nialgre cette agitation , 

 Je manometre peififtera dans fon imraobilite, il fera bien certain qu'il ne 

 fe* forme plus de vapeur elaftique , & qu'ainfi cette vapeur a atteint fon 

 maximum dans le vafe. Ce fera done le moment d'infpecter les hygro- 

 metres. Si le mien n'eft pas alors a 9S ou tout ptes de 5)8 , & fi celui de 

 M. de Luc , celui du moins qui a fervi a fes dernieres experiences , ou uu 

 autre a fon unilTon , n'eft pas refte a So, ou tout au plus a 85 , je me 

 regarderai comme condamne , & j'avouerai que je me fuis trompe dans 

 route cette theorie(!). Mais fi au contraire I'evenement eft tel que je 

 I'annonce, il faudra que M. de Luc convienne que rhygrometre a cheveu 

 n'eft point un inftrument (i meprifjble ; que lepS''' degre de cet hygro- 

 metre indique bien le mr.ximiun de la vapeur elaftique; qu'en revanche 

 roil'; les degres dont rhygrometre a baleine fera demeure au-delfous du 

 100° , font abfolument illufoires,& qu'ils ne proviennent point de la 

 vapeur elaftique , mais d'une mouillute proprement dire, ou del'eau qui 

 fe depofe a fa furface. 



Si M. de Luc fe refufoit a cette decidon , ou chercboit a Feluder, fous 

 quelque pretexte que ce pi'it etre, j'efpere que les Phyficiens ne fufpen- 

 droient plus leur jugement : parce qu'entin , li Ja vapeur n'eft autre chofe 

 qu'un fluide elaftique , la cefTation de la production de ce fluide demontre 

 neceftairement la ceftation de la produdion de la vapeur. 



Au refte, ceux qui fouhaiteront de faire cette epreuve n'auront point 

 befoin pour cel'a des deux hygrometres; on peut la tenter avec un feul f 

 parce que fi fun des deux a raifon , I'autre a necelTaitement tort. 



(i) Comme on pourroit croire (]ue le retsrd de I'liygromctre de M. de Luc tiem a- 

 la lemeur de fa marche , je confens , qu'avant de prononcer, on attende encore line 

 heute , a compter du moment oil le raanonitire aura cefTe de monter. 



