58 OBSEP.FATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



L'expirience fur' la rofee.donr j'ai parle ci-devant , peut aufli crre 

 reqardee conime decilis'e. En efff-t, Tapparition de ce me:eore eft egale- 

 ment un figne certain dc la faturacion de I'air dans lequel il fe forme. 

 Qu'on fiifpende done nos deux liygrometres en plein air , quelque 

 momens avant la chute de la rofee, & qu'on regarde comme vaincu 

 celui des deux , qui , au moment ou elle conimencera a paroitre , f<; 

 trouvera fenfiblenient eloigne de fon terme d'humidire extreme. Cette 

 epreuve peut aulTi fe faire avec un feul hygromctre; parce que, encore 

 une fois , I'un des deux ne peut pas etre julle fans que Tautre foit 

 necefFairement faux. 



Je dois feulement avertir ceux qui penferoient ^ faire fubir a un 

 hygrometre I'une ou i'autre de ces deux epteuves , qu'il faut commencet 

 par s'alfurer fi le terme de I'humidite eft bien place a fon point fur 

 I'inftrument qu'ils fe propofent d'eprouver. Pour cet effet il faut le 

 plonger dans I'eau , C\ c'eft un hygrometre a baleine , & dans une 

 cloche humedee de toutes parts li c'eft un hygrometre a cheveu. Le 

 degre , quel qu'il foit, oii ils fe fixeront, eft celui qui doit fervir de 

 regie. 



Enfin, fi I'on vient jamais a determiner par des experiences directes 

 & precifi'S la valeur reelle des difFerens degres de I'hygrometre a baleine , 

 comme je I'ai fait pour ceux de I'hygrometre a cheveu, je propdferai 

 a M. de Luc d'en placer im fous le recipient de la machine pneuma- 

 rique , & d'effayer fi des epuifemens egaux & fucceflifs ne produiront pas 

 fur cet hygrometre des efFets correfpondans a des deffechemens reels 

 continuellement plus grands. Si ces efFets font egaux, dans ce cas-la 

 encore , j'avouerai que mon hygrometre ne vaut rien. Oa comprendra 

 les raifons pour lefquelles je propofe cette epreuve , lorfqu'on aura lu le 

 Chap. X. 



Chap. IX. De ce que M. de Luc appdk fon fyflane. 



Quoique le but principal de cet ecrit foit la defenfe de I'hygrometre 

 a cheveu, je ne puis cependant pas me difpenfer de dire un mot de la 

 theorie. J'y fuis d'autantplus oblige, que c'eft avec un argument tire de 

 la theorie, -^fae-M. de Luc pretend porter le dernier coup a mon 

 inftrument , a ma theorie & a la totalite de mes recherches fut 

 I'Hygrometrie. 



J'obferverai d'abord, que ce que M. de Luc appelle fon fyflcme eft 

 precifement le mien. M. de Luc dit en 1786: L' Evaporation , dans 

 mon Jyflt'me 1 eft. I'efft d'une union particnUerc da feu a I'eaii ,&fort 

 produu efl un fiuide expanfible paniculier , &c. Idees fur la Meteorolo- 

 gie , §.2. Or, j'avois imprime en 1783 : La vapeur eUiflique efl un 

 mixte qui rifulte de I'lmion des e'le'mens dufeu avec ceux du corps 

 qui s'evapore. . . ,& la vapeur invifible qui s'eleve de Veau par la 



