= S T# s 
} ’ 
18 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
pefanteur ; pour chaque demi-lentille, fuffit. On les tirera d’une planche 
de cuivre d'environ une ligne & demie d'épaifleur ; on les amincira en 
bifeau vers leur circonférence. si 
Quelques lignes au-deflus des points G,C, G, fe place une traverfe 
percée de trois trous, dans lefquels paffent librement les barres de la verge; 
elle fert à maintenir le parallélifme des barres; on La fixe aux barres de 
fer par des vis de preflion. 
On fixe de même une autre traverfe pareille, à la moitié de la diftance 
de la première, à la pièce de fufpenfion. 
Ces deux traverfes doivent être du même métal que la pièce de 
fufpenfion. 
Le balancier ainfi préparé, fera éprouvé à l’étuve: On obfervera qu'il eft 
bon que le marbre auquel on fufpend le balañcier, foit hors de l’étuve, & 
même à quelque diftance, comme d’un pouce où deux , car le marbre fe 
dilateroit, s’il fe fentoit de la chaleur de l’étuve. M. Grenier a aufh 
expérimenté qu'il ne faut incerpofer rien entre le brafier qu'on met dans 
l'étuve, & le balancier dont la lentille doit être plus élevée d'environ deux 
pieds que le brafier. L'épreuve en eft plus prompte & plus régulière. 
Le but de cette épreuve eft de reconnoître à quelle diftance des points G 
doit être la pointe D, pour rendre immobile le centre de la lentille, & fi 
la barre de cuivre & les barres de fer font dans le rapport de grofleur 
convenable. 
Le centre de la lentille rendu immobile à l’épreuve de l’étuve, fi l’on 
adapte le balancier à une pendule , elle avancera encore par le froid , & 
retardéra par le chaud. La raifon de ceci, elt que ce n’eft pas le centre de 
la lentille qu'il faut rendre immobile, mais le centre d'ofcillation. 
La longueur d’un pendule fimple, qui bat les fecondes, eft, à Paris, de 
3 pieds 8,69 lignes. Plus long ou plus court , le balancier ne bättroit pas 
les fecondes. C'eft donc là, à 3 pieds 8 ligues de ligne du point de 
fafpenfion , que doit être le centre d'ofcillarion, Si donc le centre de la 
lentille ayant été rendu immobile, d’autres parties pefantes du balancier 
fe trouvent abaiffées, Le centre d’ofcillation fera aufli abaïfé, & la pendule 
retardera. 
Le moyen d'y remédier, eft de faire élever la lentille à proportion de 
l’'abaiflement du centre d’ofcillation. 
Ce feroic un problème difficile à réfoudre par calcul, que de déter= 
miner cette quantité d'élévation que doit avoir la lentille, mais l'expérience 
y peut fuppléer. 
On fait que fi la lentille écoit fufpendue à une fimple verge de fer, une 
augmentation de chaleur de 39°, au thermomètre de Réaumur , feroic 
alonger cette barre de la cinquième partie d’une ligne, ou de = de lignes, 
ce qui produiroit 20 fecondes par jour de retard de la pendule, par 
l'abaiflement de la lentille de cette même quantité de 0,20 lignes. 
