SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 347 
3 
baromètre de M. de Luc eft inconteftablement le plus parfait: sl 
étoit moins compliqué, il eût été d’une utilité plus générale; mais cette 
difficulté a été un obftacle à fon exécution, & les ouvriers ont été 
rebutés. 
M. Ramfden a conftruit le fien d’une manière différente : celui de 
M. de Luc eft fait en fyphon; l’autre eft avec un réfervoir dans lequel 
eft plongée la partie ouverte inférieure du tube. Par le, moyen d’une 
vis au-deffous du réfervoir, on fait monter le mercure au haut du 
tube, lorfqu'on veut tranfporter le baromètre; mais cette précaution 
n'eft pas fufifante, la grande mafle de mercure contenue dans le ré- 
fervoir, occafionne de fi grandes ofcillations dans le tube, que fi par 
la moindre inadvertance, on lui donne la plus petite fecoufle pendant 
qu’on le tient & que la partie fupérieure eft en haut, elles manquent 
rarement d'emporter le haut du tube; mais ce n’eft pas le feul défaut 
de ce baromètre , il en a un fecond pas moins confidérable , c’eft quand 
on a fermé le baromètre fur le haut de la montagne, où il fait ordi- 
nairement plus froid que dans la plaine, le mercure fe trouve 
condenfé, & lorfqu’on defcend dans la plaine, le mercure fe di- 
late & ne trouvant rien qui cède vers fon embouchure , il fe fait jour 
par le haat en caffanr le tube. Toutes ces imperfections” jointes à bien 
d'autres connués à tous ceux qui en ont fait ufage, & les invitations 
d'un grand nombre de Phyficiens refpectables m'ont déterminé à en- 
treprendre l'exécution de celui dont jevais donner la defcription. 
M. Cavallo croyoit avoir trouvé un moyen d’en couftruire un fur les 
principes de celui de M. de Luc, mais beaucoup plus fimple & plus 
léger; j'en entrepris l'exécution & j'en fis plufieurs qui à la fin nonc 
été d'aucun fervice, & après bien des peines & beaucoup de frais, il 
fallut les mettre au rebut & fonger à une autre invention plus pratica- 
ble, , 
Planche première. AAA. Le baromètre fans fon pied, BBB les trois 
jambes, C un quarré avec quatre vis qui fervent à mettre le baromètre 
dans une poftion verticale, aa les échelles françoifes, bb les échelles 
angloifes ; les pouces françois font divifés en 12 lignes, 9 de ces lignes 
transformées en dix parties, forment le nonius & fubdivifent les pou- 
ces en 120. Les pouces anglois font divifés en 20 & 24; de ces 30 
transformés fur le nonius en 2$ , fubdivifenc le pouce en 500 parties 
effedtives ; mais l’on compte chaque divifion du nonius anglois dou- 
ble , ainfi on fait le calcul par millièmes de pouces au lieu de cinq- 
centièmes, 
Au-deflus du nonius fe trouve une tête de vistdegappel 2, qu’on tourne 
horifontalement pour monter ou defcendre le nonius , & l’ajufter avec la 
plus grande exactitude; a eft un poids qui fert à indiquer quand le baro- 
mètre eft dans fa parfaite polirion verticale où perpendiculaire ; il ef 
Tome XXIX, Part. II, NOVEMBRE. 1786. Xx 2 
