348 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE; 
arrêté intérieurement par une efpèce de fourche qui communique avec la 
tête de vis, e pour l'empêcher de balotter quand on tranfporte l'inftru- 
ment d'unendroit à l'autre; pour le dégager il faut tirer en bas ladite tête 
de vis dd : ff'eft le thermomètre avec les échelles de Farenheit & de 
Réaumur. ge fonc des crochets de laiton qui joignent le quarré e au 
trépied BBB. Deux crochets font fixés à la jambe de derrière pour 
répondre aux deux autres, & également arrêtés audit quarré. 
D ef Le réfervoir, #xé par fa partie inférieure à un cylindre à pas de 
vis, qui fe vifle dans un autre cylindre À au-deflous pour monter ou 
defcendre à volonté le réfervoir ; la partie intérieure du cylindre à vis 
eft occupée par un reflort fpiral, dont un petit boue fort par la fente 
indiquée, & qui fert pour comprimer le reflort par le moyen du dernier 
cercle cordonné qui fe viffe en bas & fe fépare des trois autres appartenans 
au réfervoir ; au-deflus du reflort eft attachée une peau qui ferme le réfer- 
voir, mais qui eft aflez lâche pour fe prêter au mouvement du mercure 
ou du reffort ; à la partie inférieure du tube eft fixé un cylindre de bois, 
qui répond exactement à l'ouverture au fond du réfervoir couvert de la 
peau; le réfervoir étant viflé contre l’ouverture dudit cylindre, & par 
conféquent contre le tube de verre, empêche la communication avec 
l'air extérieur. JN. B. Je parle toujours du baromètre dans fon état 
d'inaétion , car le réfervoir n’a point de mercure, il fe trouve dans une 
boîte de buis féparée, & on ne le vide dans le réfervoir qu’au moment 
qu'on veut fe fervir du baromètre. C'eft-là le grand avantage de ce 
baromètre : aucune fecoufle ne le peut déranger ; la quantité de mercure 
dans le tube de verre étant fi petite, qu’elle eft incapable d'aucun effort 
dangereux , parce que fi le mercure reçoit quelques impreflions, foit par 
un choc, foit par fa dilatation, le reflort fe prête fufifamment à tout. Si 
Von veut fe fervir du baromètre, on commence par vider le mercure de 
la petite boîte dans le réfervoir de buis: on le déviffe enfuite, & on verra 
defcendre le mercure dans le tube; quand il eft defcendu à-peu-près à 
fon point , c'eft ce que l’on verra par l'échelle , alors on l’ajufte en le 
reviflant en haut, c’eft ce qui fait monter la fottille d'ivoire qui fert à 
indiquer la hauteur convenable par fes extrémités qui doivent toucher 
au cercle noir qui eft au bout du cylindre de bois; dans cet état il eft 
prêt à être mis en expérience : c'eft à-peu-près les mêmes opérations dont 
on fe fert pour le vider , excepté qu'on penche le baromètre pour faire 
rentrer le mercure prefqu'en haut du tube. [l faut feulement prendre 
garde de ne le pas trop pencher, afin que { partie inférieure refte rou- 
jours plongée dans le mercure: pour cet effet il faut un peu monter le 
réfervoir , & quand le gube ‘eft plein on le ferme tout-à-fair. Alors le 
mercure peut être vidé hors du réfervoir dans la petite boîte, Pour fermer 
tout-à-fait le baromètre , il faut après avoir ôté le crochet 2 z du quarré e 
& mis à leurs places dans le dedans des jambes B BB, tourner lefdites 
Te 
Te Ty ae 
É 
