350 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
avoir obfervé que depuis la plus grande fécherefle jufqu’à l'entière fatu- 
ration du fil avec l’eau, les fils s’allongent d’un centième; il mefure 
alors les fils faturés d’eau, prend la centième partie de leur longueur, 
& cette centième partie forme fon échelle, qu'il fubdivife enfuite en cent 
parties. Dom Cafbois conftruit des hygromètres de deux efpèces , mais 
toujours fur le même principe. Le premier & le plus fimple, font pluleurs 
fils noués bout à bout, qui pendent le long d'une muraille : après avoir 
faturé d’eau ces fils ainfi noués, ils fe trouvent tendus par un poids d'une 
demi-onte , terminé par une aiguille horifontale qui monte ou defcend 
fur fon échelle, fuivant les allongemens ou raccourciffemens du fil. Pour 
qu’un hygromètre conftruit de la forte puifle donner des réfultats fenfibles, 
il faut que le fil ait au moins dix pieds de long. È 
Le fecond hygromètre de Dom Cafbois , eft un fil feul de boyaux de 
ver-à-foie appliqué à un mécanifme peu différent de celui de l'hygromètre 
à cheveu de M. Sauflure. 
M. Richer, très-habile Mécanicien , qui a été chargé par Dontif@afbois 
de la conftruction de plufieurs hygromètres à cadran, divifés d'après les 
principes ci-deflus, n’a pas tardé à s'appercevoir, que quelque précifion 
qu'il ait apportée à la conitruction de ces inftrumens, ils ne fe fuivoient pas 
dans leur marche. Il en a cherché la caufe, & il s’eft apperçu par nombre 
d'expériences , que le vice de ces inftrumens venoit du degré d’allonge- 
ment des fils, Tous ne fuivent pas la même marche, comme Dom Cafbois 
le dic: les plus gros font ceux qui s'allongent le plus, & la différence qu'il 
a obfervée dans l'allongement du plus gros au plus finidans des cordes de 
205 lignes de longueur, eft de de ligne ; on fenc combien une telle 
différence doit mettre de l’incertitude dans les variations de ces initru- 
mens, c'eft ce qui a obligé M. Richer à conftruire ces hygromètres en 
prenant pour premier terme le point de faturation de l’eau, & pour fecond 
la comparaifon d’un hygromètre de Dom Cafbois, c’eft-à-dire , qu'après 
avoir pris le premier terme, qui eft celui de faturation, M. Richer laïfloit 
mettre en équilibre cet inftrument à côté d’un autre; & après deux jours 
fi l'étalon fe trouvoic, je fuppofe, à 40 degrés, il marquoit 40 degrés à 
l'endroit où l'aiguille de Pinftrument à divifer fe trouvoit , & il divifoit 
enfuite l'efpace entre ces deux points en 40 degrés; par ce moyen M. Richer 
a conftruit plufieurs inftrumens qui fuivent exaétement la même 
marche. 
M. Richer voyant que fes hygromètres une fois dérangés, il n’étoic 
plus poflible de compter fur un nouveau fil de ver-à-foie de même longueur 
que le premier , avoit imaginé de réduire cous les fils à la même groffeur 
par le moyen d’une filière. Cela auroit remédié à une partie des incon- 
véniens; mais comme il eft probable que la matière de tous les fils ne 
jouit pas également des mêmes propriétés , on auroit eu néceflairemenc 
des différences dans les réfultats, Quelques-unes des difficultés qui fe 
