SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS, 3ÿr 
préfentent m'ont engagé à chercher un fecond terme aufli sûr que le 
premier déjà trouvé par Dom Cafbois. J'ai fait les expériences relatives 
à ce fujer, & voici le réfulat. 
Après avoir fait conftruire par M. Richer un hygromètre à cadran, 
compofé de deux fils rendus par un reflort en fpirale, dont la forceipeut 
être évaluée à demi-once, j'ai placé tout l'appareil dans le bain-marie 
d'un alambic qui étoit plongé dans fa cucurbite conrenant la quantité 
d’eau bouillante néceflaire, l’eau a toujours bouilli dans la cucurbite 
jufqu'à ce que les fils de boyau de ver-à-foie aient ceflé de fe contracter ; 
après une heure d’une parfaite ftation , j’ai marqué fur le cadran le point 
où l'aiguille éroit fixée ; pendant trois heures qu’a duré l'expérience, le 
thermomètre plongé dans le bain-marie indiquoir 73 degrés, divilion de 
Réaumur, tout l'appareil retiré & refroidi a été plongé dans l’eau , les fils 
ont ceflé dess'allonger au bout de deux heures; mais pour plus grande 
sûreté ils ont refté dans l’eau quarante-huit heures; le point où l'aiguille 
s’eft fixée fur le cadran a été marqué pour fecond terme, & comme l’efpace 
compris entre les deux termes occupe les ? d’un cercle de 4 pouces de 
diamètre , j'ai fait divifer cet efpace en 200 parties; la marche depuis la 
plus grande féchereffe de l’atmofphère, jufqu’à la plus grande humidité 
eft à-peu-près de cent degrés, & occupe le milieu des deux termes. 
Comme mon hygromètre eft conftruit fur deux données sûres, je place o 
au premier terme pris dans la cucurbite chauffée, & 200 au terme donné 
ar Le fil faturé d’eau. Cet inftrument eft aufli fenfble que ceux que j’ai vus 
chez M. Richer , là longue chaleur qu'ont éprouvée les fils, n’a produit 
aucun changement à leur qualité. 
Je m'occupe depuis bien des années des moyens de reconnoître combien 
d’eau contient un pied cube d’air , lorfqu’une demi-once d’alkali fixe en 
poudre occupant une furface de neuf pouces quarrés augmente d’un poids 
dérerminé dans un tems donné; j'ai fur cet objet quelques données sûres, 
& dans peu j'efpère pouvoir apprécier avec mon hygromètre la quantité 
d'eau contenue dans une quantité donnée d'air, lorfque l’hygromètre 
indique tel ou tel degré d'humidité, 
A l'hygromètre que M. Richer vient de me conftruire, j'ai fait ajouter 
un baromètre & un thermomètre ; comme le tout forme un inftrument 
d'une forme agréable, on ne fera pas fâché d’en trouver ici la 
defcription. 
Sur une tablette d’un pied de long & fept pouces de large , eft pofé un 
focle de quatre pouces d'élévation. Les deux extrémités du focle font 
furmontées de deux colonnes de vingt-un pouces d’élévation jointes à 
leur chapiteau par une frife architravée; dans l’intérieur d’une des colonnes 
pañle un tube de baromètre dont la cuvette eft pofée dans l'intérieur du 
focle, le tube du baromètre eft coudé & pañle dans l’intérieur de la frife 
