352 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
pour fortir au milieu, De chaque côté du tube eft une glace aflujettie dans 
la frife , c’eft fur ces glaces qu’eft la divifion du baromètre. Entre le tube 
& la glace eft une cremailliére pour faire defcendre ou monter un nonius 
de glace qui fert à apprécier la hauteur du mercure jufqu’à + de ligne, 
l’enfemble de l'inftrument eft d'ordre dorique un peu fwelte , terminé 
par un obélifque qui eft formé d'une portion du tube du baromètre & des 
glaces où eft la divifon. Entre les deux colonnes eft une glace de vingt-un 
pouces & demi de haut fur fix pouces de largeur, qui tourne fur deux 
pivots ; cette glace fans aucun chaflis porte un thermomètre à mercure 
incruflé dans la glace, & dont la boule fe trouve ifolée dans fon épaiffeur. 
C'eft fur cette glace que font gravées les divifions du thermomètre & de 
l'hygromètre ; le mécanifme qui reçoit l’impulfion de l'allongement, ou 
de la contraétion des fils de-boyaux de ver-à-foie, eft compofé d’un pignon 
fur l’axe duquel eft montée l'aiguille; à ce pignon s’engrennent deux 
rateaux en fens contraire, l’un de ces rateaux recoit l’impreflion des fils, 
l'autre n’eft que pour fervir de contrepoids au moyen d’un reffort en 
fpiale qui fait toujours tendre les fils de boyaux de ver-à-foie avec une 
force de demi-once: ce mécanifme de même que l'aiguille font mis à 
l'abri de la poufière & de l'humidité par des boîtes de criftal dont les 
bords s'appliquent fur [a glace. 
Les deux fils font tendus à une diftance égale de chaque côté du 
tube du thermomètre 3 leurs bouts inférieurs font aflujettis à une petite 
bafcule qui fe trouve à trois lignes au-deffus de la boule du thermomètre , 
& qui en même-tems fert de bride pour aflujettir le thermomètre; l'un 
des bouts du fil eft fixé à une petite pince qui peut changer de place 
pour allonger ou raccourcir les fils de boyaux de ver-à-foie; précaution 
néceflaire pour faire fervir la même divilion de l'hygromètre avec de 
nouvelles cordes, 
Les trois principales mefures des qualités phyfiques de l'atmofphère fe 
trouvent réunies dans l’inftrument que j'ai fait conftruire, il eft en 
même-tems portatif : il peut être pofé dans tous les fens , fans qu'il fe 
dérange, 
HISTOIRE 
HG 
RL ET | 
LORS De 0-28 ANT 7 
