^(Ja OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



esSforme ile deux boules de metal unies enfemble; cel,Je qui eft en- 

 declatii; roule ilans nne rainure ferni-circulaire , & au raoyen de la vis R , 

 pailaiu a travets les deux lames de la regie , on Tavance, ou la recuie 

 fiiivaiK le b-'foin , jufqu'a ce que le commencement du nomas reponde 

 exaiflement au (^O""' degre lotTque I'inltrument eft horifontal. On peut 

 pat ce moyen corriget toutes les erreurs que difFerentes cautes occa- 

 fionnetoient. 



L'inftrument place fur un terrain en pente, la regie montre le degte 

 & les minutes de fon inclinaifon ; &: alin que Tobfervation foit plus 

 sure, on la repete aptes avoir fait mouvoir la regie. 



II faut avant Toperarion avoir foin de verifier l'inftrument. Pour cela ," 

 ayanr pofe le niontant D .1 droite &c celui F. a gauche , on obferve 

 J'inclinaifnn du fol ; on change enfuire Tinftrumenc de cote,de ta^oa 

 que le montant E fe ttouve a droite & celui D 3. gauche , on obferve de 

 nouveau Tangle d'inclinaifoiv. La moitie de I'exces ou du moins de ces 

 angles a demi-droits,indique I'erreur & la quantire dont il faut augmentec 

 ou diminuer les angles obl'erves. On peut corriger cette etreur ft Ton veut 

 au moyen de la vis R , comme nous I'avons deja dit. 



Pour mefurer lesdiftances, on trace une ligne droite au moyen d'una 

 Gorde, le long de laquelle on promene l'inftrument, de facon que 

 le montant pofterieur foit place a chaque nouvelle operation au point 

 du montant anterieur. 



On peut faire marcher inditFeremment I'un ou I'autre des montans 

 le premier , pourvu que ce foit toiijours le nicme qui foit le premier 

 jufqu'a la fin de la ligne. Deux hommes le tranfportent & un troideme 

 obferve , afin que les pointes des montans foient placees avec exadlitude 

 on elles doivent erre ,. & il prend les anglas d'mclinaifon. 



Par la figure 2 , on a D = L cof. (f , E = L fin. <ji ; & alors pour ^ 

 on prend QO° ^- <p & 



Sin. C S)0" ±: <? ) = cof. q> ; cof. (po° i: <?) = fin. if. 



De-la : _ 



D=L fin. (90° ±<p) & E=±Lcof. ($0°-+-<P ). 



C'eft-a-dire, on aura la diftance horifontale entre les pieds de 

 l'inftrument , fi on multiplie fa largeur par le cofinus de Tangle obferve, 

 & elle eft toujours pofirive. Mais on aura la quantite de Tinclinaifon , fi on 

 Siene cette meme longueur dans le cofinus de cet angle, Si alors elle eft 

 tantot pofitive, tantot negative, fuivant que Tangle eft aigu ou obtus. 



La longueur de l'inftrument etant de dix pieds , le finus & le cofinus 

 des angles obferves pris dans les Tables des finus & des cofinus , nous 

 indiquent, le premier la diftance horifontale, & le fecond la hauteur ou 

 le degre d'mclinaifon, en pofant leur premiere figure pour le nombre 

 entiec de pieds. 



