SUR L'HIST. N^TURELLE ET LES JUTS, ii 



lont munis d'un nonius qui marque ji;fqii'a la t'o' partic d'urc ligne. 

 Pout avoir un niveau exad , j'ai fait coDPituire un uodoliu avec difFe- 

 rentes pieces qui s'y adaptenc & en rendsr.t I'ufage plus facile & plus 

 sur, J'ai difpofe le trepied fur lequel on place c:t ir.ftrunien'-, de facou 

 a pouvoir recevoiren meme temps un baronietre qui doit fe trouver dans 

 une fituation' verticale, telle que la dcm.ande I'exadtitude de IVibfervation. 

 A cetefFet, on applique, par le moyen d'une vis , a!a platine fuperieure 

 du trepied , une fourchette decuivre, a I'estremite de laqiielle s'elcve un 

 cone perpendiculaire au plan de la meme platine ; a ce cone eft adapte 

 un tube conique, auquel ell attachee la partie pofterieure du baromcrre , 

 de fagon que I'axe du tube foit parallcle a I'axe du harometre. Placant 

 done le tiodoliu fur fon pied , & le metrant de niveau, la platine & fa 

 fourchette deviennent horizontulcs , & par conlequent le cone, & le baro- 

 metre qui y eft attache , prennent une fituation perpendiculaire a I'hori- 

 zon. Ainfi , dans le meme temps que le baronictre demeure fufpendu, 

 pour qu'il fe metre a la temperature de I'air environnant , on peut diriger 

 ie Uoioliu vers differens objets , fans qu'aucune parne de I'appareil eprouve 

 d'ebranlement de ces difierens mouvemtns, quoique le trepied ait des 

 pieds mobiles , afin de pouvoir les monter a volonte dans ies terrains ine- 

 gaux des montagnes. 



VII. Toutes les fois que j'ai eu determine la hauteur des montagnes 

 par le nivellement , j'ai toujours cherche a m'allurer li le niveau etoit 

 bien place. Voici la maniere qui m'a paru la plus prompte & la plus 

 sure de faire cette verification. Apres qu'on a mis le uodoliu de niveau 

 par le moyen des vis deftinees a cer cffet, on leve la lunette d'apptoche , 

 & on la remet fur le champ a la place : on remarque ii la bulk d'air du 

 niveau, qui eft attachee a la lunette , fe remer au aiemf lieu oii elle etoit 

 auparavant : fi elie ne s'y met pas , on cherche a I'y ramensr en toiirnant 

 ks vis deftinees acela, & on repete la meme operation. Quand , aprcs 

 avoir ote & remis la lunette , on voit la bulle d'air retourner & fe fixer a 

 fe premiere fituation, alors ii faut faire faire nn tour entier a la platine 

 qui porte la lunette ; & fi , dans ce tour , la bulle d'air dcrneure a la 

 meme place, c'eft une marque que Tinftrament eft exatflement de niveau. 

 J'ai prefcrit la premiere operation, parce que la bulle d'air, qui ordi- 

 nairemement ne fe range que lentement au milieu du niveau , psut quel- 

 quetois s'y fixer, a raifon d'un^'peu d'attraction qui exifte entte le verre & 

 I'efprit-de-vin qui entre dans la compofition du niveau. Or, quand on 

 ote la lunette , la bulle d'air change de place ; & ainli I'attradion , qui 

 peut-etre agifToit auparavant , ccfTe d'avoir lieu , & par confequenr, fi ! 

 bulle d'air rctourne a la premiere fituation , ce n'eft plus a i'a<ftion de I'ai- 

 traiftion ou de quelque autre agent etranger , mais a la fituation hori- 

 zontale de la lunette, qu'il iaut en attribuer la caufe. Quant a la fecond'. 

 operation que j'indique , il eft clair que la bulie d'air reftant a la meme 



Tomt XXFl, Part, 1 , 178;. JANVIER. B 2 



