SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 21; 



aucune efpcce de douleur, & n'eft jamais fuivie d'aiicun accident, la 

 cornee qu'ellc pique erant abfoliiment inlenfible. 



On comprend aifement qu'il faut un de ces iiiflrumens pour chaque ceil, 

 & quecelui qui eftdertinearoEil gauche (fig. 1) doit ctre dirigepar le doigc 

 inJex de la main gauche , & celui qui eft deftine a I'oEil droit (jig, 2) , par 

 le doigt index de [a main droice. 



RAPPORT DEs CoMMissAiRES nommes par la 

 Faculii de Medecine de Paris pour examiner un injiru^ 

 ment invente par M, Demours fils , G" propre afaciliier 



„ la feclion de la cornee dans I'operation da la catara3e. 



Lu a VAJfemblie dice Prima Menfis, U i" Dkembn 1784. 



M 



ESSI EURS, 



Vous nous avez charges d'affifter a la premiere operation de la cata- 

 laifle que feroit M. Demours fils , notre confrere , a i'effet de conftatcr 

 I'utiiite du nouvel inftrument qu'il vous a ptefente , & de vous en rendre 

 conipte. 



Nous nous fommes tranfportes le lO du meme mois , a onze heures 

 du marin , dans la rue des Poftes , oij nous iui avons vu operer Tceil 

 gauche de Madame la ComtefTe de Longueval. II auroit ete difficile de 

 rencontrer un fujet qui put mieux nous convaincre dci'utilite de ce nou- 

 vel inftrumer.t. En efRt , la malade, quoique perfuadee que I'operation de 

 la catarade n'eft point douloureufe , ne put cependant vaincre fa frayeur 

 lorfqu'elie en fentit les approcbe^. Quelques inftans auparavant , elle fuc 

 attaquee de palpitations de coeur inquietante? ; & lorfqu'il fallut I'operer, 

 elle perdit prefque entierem^nt la tert;, Ses yeux furent continiiellement 

 agites de m luvemf ns convulfifs fi precipites, que I'operation eut ete im- 

 praticable fans le fecours de ce nouvel ophalmcfiat. Ces mouvemens 

 convulfits de I'aeil , qui de otoienr I'extreme inquietude de la malade, 

 n'ont nullemert embairafTe M. D mouts, Dans \t nisine temps qu'il in- 

 troduifoit le biftouri a I'-xtremite e-.'erne du dianietre horizontal de la 

 Cornee , il placa lapoinre de Ion inflrurnenc vers I'extremite interne de 

 Ce mcine diametre , a environ 1 jigne^de dilUnce de la fcler-itique , afin 

 que la pointc du bidouri put fort:r en^re ceile de I'i.'iftrumenr CJ: cette 

 membrane ;de forte que I'cEil tu'-lixe dans le meme inftant. La malade 

 ne fut plus alors la mairreire de Iui faire execnter aucun mouvcTient. L'in- 

 cifion de la cornee a ete faite en fix fecondes avec la plus grande iizw- 



