SUR VHIST. N.ITVRELLE ET LES ARTS. 345 

 pouce. Ce tube eft divife en difFerenres parties , cliacune <le Ja 

 longueur de trois pouces ou environ ; chacune de ces parties eft 

 cerfee etre divifee en cent parties egales , lefquelles ne pouvant que 

 difficilemenr etre marquees fur le tube meme, fe trouvent coupees fur 

 une echelie de ouivre, qui fe glide fur le tube de verre , en le ferrant 

 allez tortement pour pouv.oir le fufpendre par fon moyen dans un tube 

 de cuivre allez large & renipli d'eau. Outre ce tube de verre 8c celiii 

 de cuivre , (ce dernier pourroit aulli etre de verre; je le pretere cependant 

 fair de cuivre, etant moins fujet a fe caller). On a encore befoin d'une 

 mcfure de verre qui contienne exadenient autant d'air qu'il en taur pour 

 reniplir une des divifions d'environ trois pouces en longueur, marquees 

 fur le tube de verre. Cette mefure eft fixee dans un chaton de cuivre garni 

 dune coulille , qui fepare I'air renferme dans la mefure, de celui qui, 

 erant e.Tclus de la mefure en fermant la coujiffe, eft fuperl^u , & qu'on 

 laille echapper en toumant la mefure fous la furface de leau. Toute 

 mefure eudiometrique , qui n'eft pas garnie d'une coulifTe ou valvule, ne 

 peut etre exaifle ; eile contiendra tantot. plus & tantot moins d'air. Pour 

 s'en convaiiicre , on n'a qu'a placer une phiole ou un vale quelconque 

 plein d'eau & renverfe, fur I'orifice de I'entonnoir creufe dans Tepaifleur 

 de la planche du baquet, qui fert aux experience'; pneumato-phyfiques. Si 

 apres y avoir fait monter fair, il en refte une bonne quanrite a I'orifice de 

 I'enronnoir , cet air s'en echappe avec tanr de violence , dcs qu'on ote le 

 flacon de I'orifice de I'entonnoir en le glilTanr lur la furface de la 

 planclie, qu'il entraine fouvent avec lui une notable qiiantite d'air de 

 I'inreneur du flacon, de taqon que I'eau fe trouve montee maiiifeftemenc 

 dansle goulot. En un mot, une telle mefure eft toujours incertaine. 



J'ai obferve que la plus forte objedlion que font les Phyliciens prevenus 

 centre les eudiometres a air nitreux , (au moins ceux avec qui je me fuij 

 entretenu fur ce fujet), eft qu'un melange d'air nirreux 5v' d'air refpirable, 

 ou de tel autre qu'on peut fouraettre a I'epreuve de fair nitreux , continue 

 a diminuet pendant long-terns, & meme pendant pluiieurs jours, & 

 que par confequent la diminution n'eft jamais abfolue. 



Si cette objection eft jufte a I'egatd des eudiometres de ceux qui la 

 fonr.ellene peut prouver autre chofe, finon que leurs eudiometres ne 

 valent rien ; mais elle ne pronve abfolument rien contre I'eudiometre 

 de M. Fontana , puifque cet inftrument bien employe , 'n'eft pas fujet a 

 cette variation ; & fi meme il etoit vrai qu'apres qu'on a fait le melange 

 des deux airs, felon fa maniere, la colcnne d'air reftanre fe trouvat 

 encore raccourcie apres plufieurs jours de repos , cela ne pourroit diniinuer 

 nide lavaleur del'inftrumentjni de la methode de I'employer; puifque, fi 

 je puis decouvrirparce moyen le degre exaif} debonte d'un air quelconque 

 dans le moment meme que je veux , il m'importe peu , fi,en abandon- 

 nant I'inftrument a lui-meme,il ne m'indique plus le iendemain la bonte 



