SUR VmST. NATURELLE ET LES ARTS. 549 

 foluciori , fonr Ae I'air nirreux tout pur. b eft un tube de verre recourbe , 

 dont unc extremite eft ufee .i I'emeril dans le goulor dii petit flacon , &: 

 dont I'autre extrdmite entre dans le vale c rempli d'eau , qui en eft 

 chaftee par I'air nitreux, Sc conduit par le tiiyau recourbe. II taut mettre 

 allez d'eau dans le baquet , qui eft de fayance, pour que I'orilice du vafe 

 renverfe c foit plonge deffous fa furtace. 



On fent bien que cet appareil ne peut pas fervir pour titer I'air nitreux 

 du mercure ; cat pout I'obtenir promptement par ce denii-metal , il faut 

 employer du feu. 



Fig. II. a reprefentele tube de verre garni de I'echelle mouvante cc. 

 Le diamerre interne de ce tube doit avoir environ un tieriii-pouce :' fa 

 longueur peut etre depuis quatorze jufqu'a dix-huit ou vingt pouces. II 

 eft ferre dans I'echelle , de fagon a pouvoir ctre fulpendu par fon moyen , 

 & qu'en meme-tems on puiile le glifTer aflez aifenient ou Ton veut dans 

 I'echelle. La partie i-nferieure de I'echelle, qui eft elaftique , fert a cette 

 fin. II eft bon de garnir cette partie en dedans d'une piece d'eponge, 

 fort mince , afin d'empecher que le cuivre n'endommage le tube de 

 verre. Quelques trous , qu'on voit dans cette piece , fervent a y paffer ua 

 fil pour attacher I'eponge. On obferve aulli quelques trous a la partie 

 fuperieure de I'echelle pour en garnir I'interieur d'un xnorceau trcs- 

 mince d'eponge. La partie fuperieure de ce tube de verre eft fermee 

 Iiernietiquement. La partie inferieure eft ouverte & garnie d'un tuyau de 

 cuivre l>l> pour la fortifier. 



Ce tube eft divife en plufieurs parties egales , chacune de trois 

 pouces ou environ. Ces divifions font marquees fuperficiellement avec 

 une lime, ou un diamant. Chacune de ces divifions eft fubdivifee en cenc 

 parties egales, lefquelles foiit exprimees fur I'echelle de cuivre. 



L'echelle mobile eft a jour, ou ouverte des deux cotes, ahn d'expofer 

 a la vue la hauteur de la colonne d'eau dans le rube. 



L'echelle mobile eft garnie de trois pivots de fufpenfion , qui appuient 

 fur un anneau fixe dans le grand tube de cuivre, ?o fervent cirfi a fufpendre 

 le tube de verre comme on le voir reprefente dans la fig. HI. 



La partie inferieure de l'echelle eft decoupee, afin qu'elle ait de I'elafti- 

 clte pour embraffer etroitement le tube de verre. 



Fig. 111. Le tube euJiometrique eft fufpendu dans le tube de cuivre aaaa, 

 de la maiiicre qu'on le place lorfqu'on examine la longueur de la colonne 

 d'air. On enfonce le tube de verre dans I'echelle mobile ( qui eft appuyee 

 avec fes trois pivots fur I'anneau bb fixe dans la partie fuperieure du tube 

 de cuivre) jufqu'a ce que la partie inferieure de la courbure, que forme 

 la partie fuperieure de la colonne d'eau , foit de niveau avec le commen- 

 cement ou le O de I'echelle. Le tube de cuivre doit erre rempli d'eau, 

 afin que la colonne d'eau , qui eft dans le tube de verre , foit en equilibre 

 avec I'eau dans le tube de cuivre, Le tube de cuivre eft reprefente 



